160 COSMOS. 



mouvemcnt longitudinal permet de pointer sur une division de- 

 terminee; chaque microscope est plac(^ au centre d'un cercle 

 gradue qui porle deux supports sur lesqucls repose son axe hori- 

 zontal de rotation. IJn niveau sert a rendre cet axe horizontal, et 

 ci amener, par consequent, I'axe optique dans un plan vertical. 

 Pour niettre les deux microscopes dans un alignementdonne par 

 un signal (iloigne, on les remplace I'un par une mire, I'autre par 

 une lunette ; on dirigc la lunette d'abord surle signal et ensuite 

 sur la mire; on amene la mire dans Falignement du signal, ou 

 bien on mesure sur le cercle gradue Tangle de deviation de la 

 mire et du signal. La lunette et le microscope sont construits de 

 maniere a pouvoir observer k dill'erentes distances. On obtient, 

 ci dix secondes pres, I'inclinaison de la regie sur I'horizon , avec 

 un niveau nionte sur un cercle gradue. Une lunette meridienne, 

 de 60 centimetres de distance locale, sert a preparer I'aligne- 

 ment de la base a mesurer. 



Apres s'etre assures de I'exactitude des divisions des regies, 

 MM. Ibanez et Saavedra, de concert avec MM. Villarceau et Gou-: 

 jon, ont procede a la comparaison de la longueur de ces regies 

 avec la regie etalon de Borda deposee a I'Observatoire imperial. 

 Cette comparaison, d'aatantplus delicate qu'il fallait comparer une 

 regie a bouts avec des regies & traits, a ele faitc au moyen d'un 

 compensateur forme de deux grands microscopes pourvus de mi- 

 crometres et fixes sur de forts piliers enpierrede taille. Les savants 

 espagnols ont ensuite determine la dilatation du laiton em- 

 ploye dans la construction de I'appareil par plus de 400 series 

 d'obscrvations dans lesquelles les deux regies, ainsi que le banc 

 qui les supporte, etaient plonges au sein d'un bain d'huile dont 

 ou changeait la temperature t\ chaque nouvelle experience. 



— MM. Deleuil appellent 1' attention sur de nouvelles modifi- 

 cations qu'ils ont apportees a I'appareil magneto-electrique a 

 double courant de M. Duchenne, de Boulogne. Ces modifications 

 consistent : 1° en un commutateur qui permet d'employer suc- 

 cessivement et rapitlement le courant du pi'emier ordre et le cou- 

 rant du second ordre sans deplacer les conducteurs; 2" en un 

 mecanisme qui, au moyen d'un bouton que Ton tourne i droite 

 ou a gauche, donne separement les courants d'induction deve- 

 loppes comme dans les appareils ordinaires, ou de I'induction 

 resultant seulementde la rotation du contact en face de I'aimant; 

 3° enfln, enquelques changements de construction qui ontpermis 

 de diminuer le volume, le poids et le prix de I'appareil. 



