188 COSMOS. 



lenient exploitent le precede en France, et qui m'ont rcmis de la 

 solution argenlifcrc, en me prodiguant les rcnseigncmcnts par 

 lesquels je devais promptement reussir. 



(( Mon miroir dc verre etant argenle et ayant pris au tampon un 

 poli vif, j'cn ai forme un telescope de 10 centimetres de diametre 

 et de 50 centinifetrcs de longueur focale. Ge petit instrument sup- 

 porte bien I'oculaire, qui ^leve i 200 son pouvoir amplifiant; et 

 examine comparativement avec la lunette de 1 metre, il donne 

 des effets sensiblement superieurs. 



« J'ai desire connaitre 1« pouvoir reflechissant de la couche 

 d'argent deposee sur le verre et polie apres coup, ou du moins, 

 j'ai voulu comparer I'intensite d'un faisceau refJechipar une sur- 

 face aiusi preparee avec celle d'un faisceau transmis par une sur- 

 face egale d'un objectif de lunette. Cette determination s'est faite 

 sans difficulte, au moyen du photometre t compartiments que 

 j'avais employe dans une autre circonstance. Le resultat de cette 

 operation assure \\n avantage marque au nouveau telescope. Le 

 faisceau reflechi vaut sensiblement les 90 centiemes du faisceau 

 transmis a travers un objectif a quatre reflexions partielles, en 

 sorte que le nouvel instrument bdneficie du surcroit de lumiere 

 qui, en vertu du plus grand diametre du miroir, concourt d'une 

 maniere efiicace a la formation de I'image focale. Ace diametre ^gal 

 le telescope en verre est moitie plus court que la lunette et donne 

 presque autant de lumiere et plus de nettete aux images ; k lon- 

 gueur egale, il comporteun diametre double et recueille trois fois 

 et demie plus de lumiere. 



« Consideree a un autre point de vue, la nouvelle combinaison 

 optique se distingue en ce qu'elle produit tout son efiet sans re- 

 clamer le concours des nombreuses conditions auxquellesjusqu'ici 

 on a du satisfaire pour obtenir, soit comme lunette, soit comme 

 telescope, un instrument done d'une certaine perfection. La lu- 

 nette, surtout, exige que le constructeur se preoccupe & la fois de 

 I'homogeneite des deux sortes de verres qui forment I'objectif, de 

 leurs poavoirs refi'ingents et dispersifs, de la combinaison des 

 cour]:)urcs, du centrage, et de I'execution de quatre surfaces splie'- 

 riques. Dans le nouveau telescope, au contraire, comme le verre 

 n'intervient pas comme milieu refringent, maisseulement comme 

 support d'une mince coucbe de metal, I'homogeneite n'est nulle- 

 ment requise, et la glace la plus ordinaire, travaillee avec soin 

 sous une epaisseur suffisante, peut revetir une surface concave 



