COSMOS. 357 



il le presente a I'Academie en exprimant le voeu qu'il devienne 



I'objet d'un rapport. 



(( Soit SI un tubedeverre de 2 a 3 millimetres de dia- 

 metre inlerieiir et de k5 centimetres de longueur. (Cette 

 longueur, qui est celle que nous avons choisie, est tout 

 a fait arbitraire.) Ce tube contient une petite colonne 

 de mercure AB, et est place verticalement. Les extremi- 

 tes S et I peuvent a volonte s'ouvrir ou se fermer her- 

 metiquement. Supposons I ouvert, S ferme, et le mer- 

 cure en equilibre en AB. Fermons 1 et ouvrons S ; le 



A J_ mercure descend en A'B' ; fermons S et rouvrons I ; le 

 mercure descendra en AjB, ; la quautite AA^, dont le 

 mercure s'est abaisse dans I'operation que nous venons 

 de faire, est evidemment fonction de la pression atmo- 

 spbe'rique exterieure ; seulement, comme par une seule 

 operation AA, serait trop petit, on repete successivement 

 des operations successives autant qu'on le pent, c'est- 



A'-^ a-dire qu'apres avoir d'abord place le mercure en S, on 

 le fait descendre, par des operations successives, jus- 

 qu'au bas du tube; alors connaissant la longueur du 

 tube, celle de la colonce de mercure, la quantite totale 

 dont cette colonne s'est abaissee, et le nonibre d'opera- 



j\^^ tions effectuecs, on pourra en deduire la pression atmo- 



spberique. 



Dans notre instrument, le tube de verre est termine a 

 ses deux extremites par deux petits tubes tout a fait ca- 

 pillaires, a pointes effilees, et c'est sur les extremites 

 -^^1 exterieures de ces petits tubes que viennent pressor les 

 soupapes. Ces tubes capillaires peuvent se retirer et se 

 replacer tres-facilement, afln de pouvoir nettoyer le tube, 

 le secher s'il est humide. Ces tubes capillaires ont en 

 outre I'avantage de faire descendre doucement et sans 

 secousses le mercure a ses positions successives d'equi- 

 liJire. 



Les tubes de verre etant rarement des cylindres par- 

 faits, les operations successives se font deux fois, en 

 placant en haut successivement les deux extremites de 

 I'instrument, et prenant la moyenne des resultats. 



L'exactitude de cet instrument est a celle du baro- 

 metre ordinaire ^peu pres comme la longueur du tube, 

 moins celle de la colonne de mercure, est Ala longueur 



