COSMOS. 177 



direct par une pointe de crayon I'emporte sur un trace fait par 

 Ja lumiere sur des rouilles qui doivent sublr unc pr(^paration de- 

 licate etetremaintenues, ainsi cpie I'appareil, dans des conditions 

 tres-delicates de fixite. Vous parlez de la difflcuUequ'on trouvera 

 a deduire de la longueur de I'ordonnce la Taleur exacte de la va- 

 riation. A cela je reponds qu'il suffira de comparer pendant quel- 

 qucs jours les indications du barometrographe avec ceiles d'un 

 bon baromctre ordinaire, et d'une graduation preliminaire qui 

 ne demande qu'un pen de patience pour determiner I'echelle ve- 

 ritable de proportion entre les ordonnees et les excursions du 

 mercure, et pour lire imraediatement la variation barometrique. 

 U en sera de mon barometre, comme d'un chronometre qui ne 

 pent servir qu'autant que par une experience plus ou moins pro- 

 longee, on a dresse la table de scs ecarts. 



« Vous semblez dire que je n'ai mis en jeu que le poids du 

 mercure contenu dans le tube h partir du niveau de la cuvette, 

 que je n'ai pas tenu compte du poids perdu par la portion qui 

 plonge dans la cuvette, du frottement, etc. Permettez-moi de vous 

 faire remarquer que je n'ai pas fait I'omission dont vous parlez 

 en tant qu'il s'agirait d'evaluer :par mon appareil la pression ab- 

 solue de I'atmospbere; je n'enai fait abstraction, comme j'en avals 

 le droit, que dans le cas ou il n'est question que d'apprecier des 

 differences, ou les simples variations de la pression. Je ne crains 

 pas d'affirmer que par la comparaison dont il a ete question plus 

 haut, et par la graduation preliminaire, on arrivera sans grandes 

 difflcultes .'I rendre I'appareil toujours comparable a lui-meme, 

 de telle sorte qu'on puisse accepter ses indications de confiance, 

 sans controle nouveau. 



« De toutes vos objections, une seulc par consequent conserve 

 quelque valeur, c'est celle par laquelle vous disputez i\ mon ins- 

 truments qualite debarometreportatif. Or, si, comme il me semble 

 qu'on ne peutguere en douter, il devenait un bon barometrogra- 

 phe, repondant k tons les besoins d'un obsen'atoire, on regi'etterait 

 peu de ne pouvoir s'en servir dans les operations au dehors. Mais 

 je suis en outre convaincu qu'en modifiant convenablement le 

 mecanisme, qu'en recourant, par exemple, k un rossort pour con- 

 tre-balancer une portion du poids du tube plein de mercure, et 

 faisantquelques autres modifications secondaires, le baromfetre 

 a balance sera aussi transportable que le barometre ordinaire. 



<c J'ajoute avec une certaine satisfaction que tons les hommes 

 competents qui ont vu mon modele a I'oeuvre au college romain. 



