en 



PIIOTOGRAPHIE. 



Itechervhes photo-ciiiniiqucs 



Par MM. Bunsen et H. E. Roscoe. 



« Le seul instrument applique h mesurer I'action chimique de 

 la lumiere a ete propose par le docteur Draper, de New- York. 

 La substance sensible, employee par lui, etait un melange de 

 clilore et d'hydrogene, et, en mesurant la diminution de volume 

 que subit ce melange par Faction de la lumiere, il a pu ajouter 

 quelques points importants h nos connaissances sur Faction chi- 

 mique de cet agent. 



Mais, avec Finstrument de Draper, il n'dtait pas possible d'ar- 

 river k des resultats rigoureusement exacts ; d'abord, parce que 

 son melange gazeux est sujet, pendant I'experience, ci changer de 

 pression ; ensuite, parce que Fequilibre statique, qui doit exister 

 entre le gaz libre et le gaz dissous, pour que le melange gazeux 

 libre soil forme de volumes e'gaux de chlore et d'hydrogene, n'est 

 jamais atteint. 



Pour obtenir des rdsultats plus exacts que ceux donne's par le 

 tithonometre de Draper, nous avons cherche les moyens de nous 

 procurer un melange gazeux contenant des volumes egaux de 

 chlore et d'hydrogene. Ce moyen consiste, quoique M. Draper ait 

 dit le coutraire, dans la decomposition par Felectricite d'une forte 

 solution d'acide chlorhydrique. L'analyse a montre que le me- 

 lange gazeux ainsi obtenu contenait des volumes egaux de chlore 

 et d'hydrogene, sans aucune trace d'oxygene ou d'oxydes de 

 chlore; ce melange, en outre, ne se combine point t'l la tempera- 

 ture ordinaire lorsqu'on le laisse reposer pendant plusieurs heures 

 dans des llacons opaques. Au moyen de ce melange gazeux, nous 

 avons reussi, aprfes beaucoup d'essais, ci construire un instrument 

 qui permet non-seulement de mesurer exactement les actions 

 chimiqucs relatives des diverses lumieres, mais qui permet en 

 outre d'obtenir des mesures absolues. II remplit les conditions 

 suiv antes : 



1° II donne un courant continu de volumes egaux de chlore et 

 d'hydrogene parfaitement purs ; 



2° Les gaz et les liquides, dans toutes les parties de Fappareil, 

 sont constamment h la meme pression ; 



3° II y a absence complete de caoutchouc oudetoute autre ma- 

 tiere organique qui pourrait modifier la composition des gaz; 



