COSMOS. 577 



ses indications, tres-comparable, et susceptible, par des correc- 

 tions faciles, de donner des resultats convenablement approches; 

 6° le papier de M. Scbunbein est presque toujours fortement 

 veine; les marbrures sont dues a la mauvaise qualite du papier 

 et a I'influence hygrometrique de I'air; elles s'opposent a ce qu'on 

 puisse evaluer, avec une approximation suflisanle, la place que 

 la teinle du papier colore par I'ozone occupe dans Techelle chro- 

 matique; les divers observateurs, dans la determination de cette 

 place, peuvent se tromper de plusieurs degres ; et, par conse- 

 quent, les observations faites avec ce papier seraient tres difticile- 

 ment comparables; Vie papier Jame n'oflfre pas cet inconvenient; 

 sa leinte est tres-uniforme, mais ce n'en est pas moins une source 

 regrettable d'erreur que la determination par estimation de 

 teintes ou nuances de la quantite d'ozone presente dans I'air. 

 « Sous ce rapport, dit M. Berigny, I'ozonometrie est encore dans 

 Tenlance, et elle n'arrivera a I'etat adulle qu'autant que ses don- 

 nees seront obtenues independamment de la faculte visuelle de 

 I'observateur. Le meme observateur, dit-il, qui, dans un moment 

 de fatigue, arretera la comparaison & telle nuance de I'echelle, 

 I'elevera ou I'abaissera de 1 ou 2 degres, s'il y revient apres quel- 

 ques heures de repos. » 8° Enfin, la preparation dune ecbelle 

 cbromatique, toujours identique a elle-meme, est une operation 

 delicate et difficile. « En resume , dit M. Berigny , mon but , 

 dans ces observations critiques, a ete principalement de mettre 

 les observateurs en garde contre la pensee de preparer eux-memes 

 leurs papiers ozonometriques et leurs eclielles cbromatiques ; le 

 seul parti silr a prendre consiste a choisir parmi les papieis celui 

 qui s'est montre le plus sensible etle plus comparable, celui dont 

 la nuance est plus lacilement determinable avec exactitude, en 

 attendant que les chimistes aient trouve un reactif de I'ozone qui 

 n'exige plus I'intervention de I'oeil, qui fournisse un moyen de 

 dosage rapide et sur. » Nous sommes grandement surpris que 

 M. Berigny n'ait pas dit un seul mot du nouveau reactif de 

 M. Scbonbein, la teiuture de gayac, dont nous avons parte plu- 

 sieurs fois dans le Cosmos. 



— M. Guillard, de Corbigny, envoie, pour le concours des 

 prix Monthyon, un Memoire sur le role que joue I'acide carbo- 

 nique dans le croup et les maladies hysteriques, sm- les conse- 

 quences de I'alcalinite de I'air et de son etat ozonometrique. 



— M. Lainel, pbarmacieu a la Rocheile, appelle I'attention sur 

 un nouvel alcoometre de son inventioa et lea aicools falsifies. 



