C0S3I0S. 641 



ou Ton distingue trois pieces principales : d'abord, un mandria 

 cylindrique en cuivre, d'un diametre un peu plus petit que celui 

 des tubes, et de 13 a Ik centimetres de longueur; eusuite, une 

 petilc cloche de 3 centimetres cubes environ, portant deux ro- 

 bincls , I'un a sa parlie superieure, qui permet la sortie du gaz 

 dont la cloche peut elre remplie; I'autre k la parlie latcrale, 

 servant h meltre a volonte la cloche en communication avec 

 un gazometrc rempli du gaz provenant de la decomposition de 

 I'eau ; enfin , un cxcitateur forme de deux fils paralleles et 

 metalliques , isoles I'un et I'autre par une couche de gutta- 

 percha , recevant le courant electrique par leur partie infe- 

 rieure, donnant Tetincelle a leur extremite superieure ou som- 

 met. Ces trois pieces sont placees verticalement et immerge'es 

 dans la cuve. Une machine de Clarke, mise en mouvement par 

 le petit cheval, qui fait marcher la pompe alimentaire des chau- 

 dieres, ou, comme on se propose de le faire a Dlanzy, par un 

 moteur special, fait naitre le courant electrique; ce courant a 

 pour fonction habituelle de decomposer I'eau dontles gaz, de com- 

 position constante, arrivent au gazometre dont il a ete question; 

 pour fonction intermittente d'animer I'appareil d'induction de 

 Ruhmkorff qui doit produire I'elincelle necessaire h I'analyse eu- 

 diomelrique. 



Quand on vcut operer, on reunit dans une cartouchiere cinquante 

 t soixante tubes, qui, ainsi que la cartouchiere, ont ete prealable- 

 nient remplis d'eau ; ensuite, la cartouchiere aux reins, I'opera- 

 teur descend dans la mine, ou il va vider trois tubes sur chaque 

 place a examiner ; seulement, apres avoir vide ces trois lubes et 

 les avoir rebouchcs, il prend la precaution, pour eviter toute con- 

 fusion, de les remettre ci leur place dans la cartouchiere, le bou- 

 chon tourne en has et plongeant dans I'eau, afln de rendre la fer- 

 meture plus hermetique. 



Revenu au jour, il procede aux analyses, raais il n'opere que 

 sur deux tubes de chaque serie, reservant le Iroisieme pour le 

 controle possible de I'ingenieur. Voici comment il s'y prend : 

 Comme pour toute analyse eudiometrique, il commence par me- 

 surer la quantite d'air qu'il doit analyser ; pour cela, il debouche 

 sous I'eau le tube sur lequel il opere, puis il I'engage sur le man- 

 drin, et il I'enfonce verlicalenTcnt jusqu'au fond de la cave ; ne- 

 cessairement le mandrin chasse du tube le peu d'eau qui peut y 

 resler, puis une certaine quantite d'air ; mais la somme d'air et 

 d'eau deplaces etant n^cessairement dgale en volume au volume 



