GUk COSMOS. 



et se representaient au moment le plus critique, c'est-&-dire au 

 moment ou la mine doit etre evacuee. 



Heureusement, pour eviter ce nouvel inconvenient, j'ai use 

 d'un autre petit artifice, encore plus simple que le premier, et 

 qui reussit parfaitement. 



Quand un gaz delone, il y a d'abord expansion, et cette ex- 

 pansion est proportionnelle a la quantite de malieres qui entrent 

 en comlmslion. Eh bien, I'appareil est tellement calcule que, tant 

 qu'il y a moins de 3 pour 100 de grisou, I'expansion est insuffi- 

 sanle pour projeter du gaz en dehors de I'analyseur ; mais, k 3 

 pour 100, la dilatation est telle qu'il y a projection en dehors, et, 

 par suite, reduction considerable du volume final, phenomfene 

 qui ne pent echapper k I'oeil et a rouie les moins exerc^s. 



Pour me resumer, les divers melanges d'air et de grisou ne 

 prennent pas toujours feu ci la meme temperature ; et tel melange 

 qui, dans les circonstances habituelles, resiste a la flamme fumeuse 

 du mineur, eclate k mie temperature plus elevee. Or, une multi- 

 tude de circonstances peuvent produii'e cette elevation subite de 

 la temperature. 



De plus, la lampe qui ne donne aucun indice avant 5 ou 5 1/2 

 pour 100 de grisou, tandis qu'un melange k 6,5 detone au rouge- 

 blanc, doit etre abandonnee comme analyseur, et remplacee par 

 un instrument plus sensible et plus exact. 



L'analyse eudiometrique, modifiee pour les besoins de la ques- 

 tion, semble remplir ce but ; car, ses resultats sent rigourcux, 

 sans chances d'erreur; et I'execution en est alors si simple et sL 

 rapide qu'un ouvrier pent facilement faire quatre-vingts analyses 

 k I'heure. 



Telle est la premiere partie de mes recherches sur le grisou. Je 

 ne donne pas cet appareil comme un protecteur,',mais seulement 

 comme un investigateur ; c'est un moyen de tater le pouls au ma- 

 lade, qui est la mine ; dans la suite de mes recherches, je tftche- 

 rai de trouver le remede. 



Imprimerie de V\'. IIemquet et Cie, A. TRAMBtAY 



rue Garancierc, 5. piopiietaire-gerant. 



