COSMOS. 27 



Troisicme idaque. — Micrometre a lignes colorecs. 



Sur une lame de vene mince anglais, tres-reflechissant, tres-transpa- 



rent, pea absoibani, on a grave cinq reseaux ou groupes de lignes pa- 



ralleles equidisUntes, La distance entre deux lignes conligues de cha- 



que gioupe est ogale a 325 millionieiues de ligne; la largeur de chaque 



eroune est e'^ale a un Irois centieme de ligne ; c'est I'epaisseur d'un des fils 



" % i-i- II 1 



dont on so sert dans les micrometres ordinaires; les inlervalles entre les 



"roupes sont tels qu'une ctoile, siluee dans requateur, et que Ton re- 

 "arde a travel s ce micrometre installe dans une lunette, comme un mi- 

 crometre a fils, mettra quinzesecoudes pour passer d'un groupe a I'autre. 

 La plaque micrometrique, placee comme nous venons dele dire, est 

 eclairee obliquemeut par les rayons d'une lampe ou d'un bee de gaz pe- 

 netrant a travers une ouverture percee dans le tube oculaire, a petite 

 distance d'elle. La lampe, ou le corps eclairant, quel qu'il soit, est in- 

 stalle sur un bras mobile, qui porte de plus im ecran vertical, perce 

 d'une fenle longitudinale et qui tourne autour d'un axe, muni d'un petit 

 cercle divise, de telle sorte que les rayons lumineux puissent lomber sur 

 la lame micromelrique sous toutes les inclinaisons de o a oo°, el qu'on 

 puisse a chaque instant lire sur le cercle divise Tangle d'incidence ou 

 I'anuledu rayon avec le plan des reseaux. Cela pose, si le rayon fait 

 avec le plan des ruseaux un angle de 15°, ou avec la perpendiculaire a 

 la lame micromctrique, c'esl-a-dire avec Taxe de la lunette, un angle de 

 750, les cinq reseaux donncront naissance a cinq lignes de lumiere 

 rouge, qui seront remplacees par cinq lignes d'une autre couleursi Ton 

 fait tournerle bras mobile; qui pourront, par consequent, passer tour a 

 tour a travers tonics les nuances du spectre solaire; de telle sorte qu'une 

 couleur etantdounee, on pourra toujours trouver une position du bras 

 mobile qui colore les groupes de cette meme couleur. 



Tant que I'incidence du rayon ou que la position du bras mobile 

 reste fixe, la plaque micromelrique fonctionne comme le micrometre 

 ordinaire a fils eclaircs soit, comme le faisail Fraunhofer, par ixne lu- 

 miere artificielle, soit, comme le fait M. Arago, par le passage d'un cou- 

 rant ; cette plaque reinplace aussi la lame de verre qui, dans la methode 

 de M. Lamont, recoil les images des fils eclaires en dehors du tube ocu- 

 laire. Comme les baudes colorees se voient aussi bien a travers Tobjeclif 

 qu'a travers I'oculaire, le nouveau micrometre sera d'un emploi Ires- 

 facile el tres-sLir, soit pour la determination du nadir, d'apresla methode 

 de Bessel, soil pour fixer la position du zenith d'apres les procedes de 

 M. Faye. Mais Tapplication qui sourit le plus a M. jNobert, c'est le parti 

 qu'on pent tirer de sa plaque pour determiner d'une maniere precise la 

 couleur cousiantc ou variable des eloiles. En efl'et, par cela meme qu'eu 

 faisant toui uer le bras mobile ou faisant verier Tangle d'incidence du 

 rayon , on peut arrivcr toujours a colorer les bandes de la nuance de 

 Teloile, vue dans ruitervalle de deux gtoupos; les erreurs pcrsonnelhs 



