SIS COSMOS. 



nient : les divisions ne repv^sentent pas des degres de IV'chelle ordi- 

 naire des temperatures ; elles ont une longueur variable, differente 

 pour les difforents instruments , ce qui exige que Ton construise 

 pour chaque thennometre une table speciale au moyen de laquelle 

 se fasse la conversion des nombres lus sur Techelle en degrcs et frac- 

 tions de degre du thermometre centigrade ; a tous les points de V6- 

 chelle, les divisions de M. Regnault, souvent tres-inegales en lon- 

 gueur, representent des volumes ^-gaux. M. Welsh annonce que, 

 par une modification apportee au proc^de de M. Regnault, il est 

 parvenu a pouvnir diviser immediatement en degres, les echelles des 

 thermometres gradues par lui a Kew, de telle sorte que les nombres 

 lus n'auraient plus qu'a, subir les petites corrections dues au depla- 

 cement du point z(5ro. II determine le point de I'ebullition au moyen 

 de I'appareil propose par M. Renault, en pla9ant le thermometre 

 dans de la vapeur dont la force elastique soit exactement egale a 

 celle de I'atmosphere au moment de 1' observation. Dans cette ope- 

 ration il pla9ait le thermometre dans deux positions, avec la tige 

 verticale et avec la tige horizontale ; or le point d'ebnllition determine 

 dans les deux positions n'etait paslememe ; ily avait une difference de 

 2a5dixiemesde degre Fahrenheit, suivant I'epaisseur duverre et la 

 forme de la boule. On saitdepuislongtemps que le point de congelation 

 des thermometres ne reste pas constant, et qu'il s'eleve d'une quan- 

 tite considerable pendant la premiere annee de sa construction ; mais 

 il est une autre particularite moins connue et assez remarquable. Si 

 apres qu'un thermometre recemment construit a (5te expose pendant 

 quelques semaines a la temperature ordinaire de I'air, on le place 

 dans de la glace fondue, le sommet de la colonne s'arretera non 

 plus a 0", mais iin peu plus haut, a 0'',2 par exemple : si maintenant 

 on plonge la boule pendant deux ou trois minutes dans I'eau bouil- 

 lante et qu'on la reporte aussitot dans la glace, le point de congela- 

 tion, au lieu d'etre comme tout a I'heure a 0,2, aura descendu ; il 

 sera revenu a trfes-peu prfes a 0°. Si un ou deux jours apres on le ra- 

 mene dans la glace fondante, le point de congelation aura monte 

 d'un dixieme de degre, et apres deux ou trois semaines, si on I'es- 

 saie de nouveau, oti trouvera le point de congelation revenu a la po- 

 sition primitive, 0,2, qu'il occupait avant qu'on le plongeat dans 

 I'eau bouillante. C'est du moins ce que Ton a constate pour tous les 

 thermometres eprouves a Kew, quelque anciens qu'ils fussent ; la 



