COSMOS. 6&t 



sphere creuse au moment ou celle-ci s'epanouit. Ajoutons pour 

 ne rien omettre que la ventouse ainsi que la canu'e sont rattach^es 

 aux tubes de verre par des bouts de tubes en caoutchouc, ce qui 

 permet d'incliner en divers sens ces deux extremites sans deranger 

 le reste de I'appareil et sans changer la position des deux personnes. 

 Les principales difficultes materielles de Toperation se trouvent 

 ainsi eludees, Le passage du sang de I'un a I'autre individu est pour 

 ainsi dire instantane ; le vide est coraplet autant que possible et 

 aucune bulle d'air ne peut se meler a ce fmide au moment oil il est 

 injecte. Reste a eviter les effets du refroidissement et de la coagu- 

 lation qu'il favorise; on peut y arriver en plor.geant I'instrument 

 dans un bain d'eau chaude, mais on y parvient plus aist'ment et 

 d'une maniere plus complete a I'aide de rappareil suivant. 



L'aspiration et I'iiijection au lieu d'etre produitespar une boule 

 en caoutchouc, sont operees par un petit corps de poinpe. L'appareil 

 qui vient d'etre decrit, termine d'un cote par la ventouse et son 

 reservoir, de I'autre par la canule, est place dans un tube de verre 

 epais, ferme a ses extremites que Ton remplit d'eau chaude, versee 

 par le trou. Un thennometre indique exactement la temperature de 

 ce bain a chacun des moments de I'opcration. Au point de jonction 

 du tube de verre, soit avec le corps de pompe, soit avec ses annexes, 

 se trouvent des soupapes qui permettent de faire dans I'interieur de 

 l'appareil un vide parfait. La quantite do sang fourni se mesure 

 d'une maniere exacte en comptant le nombre de coups de pistons. 



Dans le petit cylindre se trouve une soupape qui empeehe le sang 

 de sortir du tube lorsqu'il est amorce. Cette derniers modification est 

 tres-importante ; car si une partie du sang contenu dans le tube 

 venait a s'echapper, la place qu'il occupait serait reinplacee par 

 une quantite d'air egale a son volume et cet air serait introduit dans 

 la veine. On ne doit proceder a I'injection qu'apres avoir amorce cet 

 instrument et s'etre assure prealablement qu'il est exactement vide 

 dair. 



NOUVELLE VARIETE DE FROMENT. 



On lit dans le daneur da Haut-Rldn : On vient de nous feire 

 part des bons resultats donnespar une nouvelle varietc de froment. 

 L'avantage qu'elle ofFre est assez important pour que M. Kacppelin, 

 secretaire de la Sociele d'agriculture, ait cru devoir en faire I'objet 



