M6 COSMOS. 



lorsque I'instrument ne contient pas une masse d'air assez conside- 

 rable pour refouler l'alcool dans la tige, l'index s'arrete souvent en 

 dehors du liquide thermometrique , et , par suite des memes cau- 

 ses, de frequentes solutions se forment dans la colonne de ce li- 

 quide. 



D'un autre cote, pendant que I'instrument est expose" a une 

 temperature elevee, en 6te par exemple, l'alcool se vaporise ; il 

 se condense ensuite, se loge dans la partie superieure du tube ou 

 dans le reservoir qui la termine, et les indications de I'instrument 

 se trouvent ainsi fauss<fes, sans que, la plupart du temps, on s'en 

 apercoive. 



Les inconvenients qne je viens de signaler se manifestent sur- 

 tout quand I'instrument est place horizontalement. II arrive meme 

 quelquefois que, par suite de cette position, l'index, au lieu de 

 rester au minimum, remonte avec le liquide thermometrique pen- 

 dant que celui-ci se dilate. 



Pour remedier a chacun de ces inconvenients, d'une part, je 

 termine I'instrument a sa partie supeVieure par une chambre coni- 

 que renversee, et inclined de maniere que l'alcool qui tendrait a se 

 vaporiser, ne puisse s'y maintenir en se condensant, et qu'il des- 

 cende de lui-meme dans la tige ; d'autre part, pour assurer le re- 

 foulement de l'alcool dans l'interieur de la tige aux basses tempe- 

 ratures, et empecher en meme temps sa vaporisation aux tempera- 

 tures elevees, au lieu de fermer I'instrument a la temperature 

 ambiante oil a celle de la glace fondante, comme cela se fait ordi- 

 nairement, je le ferine a la temperature de ° — 25 a — 30° C, que 

 les artistes peuvent facilement produire au moyen d'un melange 

 d'acide chlorydrique et de neige ou de glace pilee, entoure d'un 

 premier melange de chlorure de sodium et de glace. L'instrument 

 contient aussi une quantite d'air suffi^ante pour qu'il ne se forme 

 point de solution dans la colonne du liquide thermometrique. 



Enfin, au lieu de placer I'instrument horizontalement, je l'in- 

 cline de 15 a 40° suivant sa longueur, de sorte qu'apres que le 

 thermometre ainsi modifie a ete soumis au minimum de tempera- 

 ture, l'index ne peut plus remonter, et que l'alcool qui se vapori- 

 serait si l'air ne formait pas un ressort suffi?ant pour le maintenir 

 al'etat liquide, rentrerait de lui-meme dans la tige par suite de 

 l'inclinaison de I'instrument. 



II est bon de remarquer que la forme du menisque de l'alcool 

 fait reconnaitre facilement si I'instrument a ete ferine a une tem- 

 perature tres-basse , on concoit, en effet, que le menisque doit etre 



