472 COSMOS. 



surtout s'attacher a rendre l'application aussi facile que celle du 

 thermometre horizontal a minimum. 



Dun autre cote, le thermometrographe, qui n'est quelacombinai- 

 son de l'un et l'autre de ces instruments, puisqu'il est forme d'alcool 

 et de mercure avec deux index mobiles, a ete redresse de maniere a 

 etre mis verticalement en observation sans qu'il en resulte aucun 

 avantage reel. Independamment des incertitudes que laisse le jeu des 

 index qui doivent, au moyen d'un fil de verre faisant ressort, se main- 

 tenir au point ou les portent les temperatures extremes, il presente, 

 quant au passage du mercure par-dessus les index, le meme inconve- 

 nient que le thermometre horizontal a maximum, et.comme tout ther- 

 mometre a deux liquides et a indications permanentes, il se fausse 

 apres un usage plus ou moins prolonge. 



Enfin , le thermometre a maximum a deversement que j'ai pro- 

 pose , au lieu d'etre specialement reserve a la recherche des indi- 

 cations de la temperature sur les points inaccessibles, pourrait etre 

 applique , dans les observatoires , aux determinations de tempera- 

 ture, en l'absence de l'observateur. II suffirait de placer pres de cet 

 instrument un bon thermometre ordinaire, dont le reservoir aurait 

 la meme forme et la meme capacity, pour que la comparaison p(U 

 etre faite a toute temperature de II atmosphere, pourvu qu'elle fut 

 inferieure a celle d'observation ; mais ce procede n'est pas , sous le 

 rapport de la pratique, d'une application aussi facile que l'emploi 

 du thermometre horizontal a minimum a index , et il importe sur- 

 tout de placer entre les mains des meteorologistes un thermometre 

 a maximum qui soit rigoureusement aussi simple que ce dernier 

 instrument. 



En mettant sous les yeux de l'Academie , dans sa seance du 24 

 avril 1854, le thermometre metastatique employe par M. CI. Ber- 

 nard dans ses recherches sur les differences de temperature entre 

 le sang artehel et le sang veineux, j'ai fait connaitre comment 

 j'avais rendu cet instrument propre a sojourner dans les organes 

 dont il s'agit d'etudier l'etat thermique et a conserver l'indication 

 du maximum de temperature auquel il a ete expose. 



J'ajouterai qu'en reservant ainsi , par des moyens convenables ,. 

 une tres-petite quantite d'air sec dans tout thermometre a mercure 

 termine par un renflement a sa partie superieure, on le rend egale- 

 ment propre a devenir un thermometre a maximum. 



On apercoit facilement que le procede que j'indique ici m'a ete 

 suo-^ere par 1' accident bien connu qui resulte, dans les thermometres 

 ordinaires , de la division de la colonne mercurielle , de telle sorte 



