COSMOS. ft7 3 



que la partie superieure reste souvent detachee de la partie infd- 

 rieure sans qu'elles puissent se rejoindre. J'ai jealise cette division 

 en la produisant a volont^ dans un endroit convenable de la tige 

 thermometrique. 



11 suffit , pour convertir un thermometre a reservoir superieur 

 en thermometre a maximum a bulle d'air, de faire passer une 

 petite masse de mercure dans ce reservoir ; puis de le chauffer a la 

 flamme dune bougie, afin d'en expulser complement la bulle d'air 

 et de l'introduire ainsi dans l'interieur de la tige ou l'on fait ensuite 

 rentrer le mercure, de maniere que la bulle d'air, qui se trouve 

 interposee, produise la division de lacolonne mercurielle. 



Lorsqu'il y a elevation de temperature , le mercure, en se dila- 

 tant , chasse devant lui la petite bulle d'air, et celle-ci pousse a son 

 tour la colonne de mercure qui lui est superposee. Des que la tem- 

 perature vient a s'abaisser, le mercure , en se contractant , rentre 

 dans le reservoir et dans la partie inferieure de la tige , mais en se 

 separant de la colonne superieure qui s'arrete au maximum de tem- 

 perature auquel 1'instrument a &e expose , et en conserve Indi- 

 cation. 



Apres l'observation, il suffit de redresser 1'instrument, et, si le 

 tube est tres-capillaire, de le frapper le"gerement ou de lui faire 

 decrire rapidement un demi-cercle, pour le ramener a son etat 

 normal. 



Ainsi, c'est de bas en haut que le thermometre a minimum a 

 index doit etre renverse, apres chaque observation, et c'est, au 

 contraire, de haut en bas que le thermometre a maximum a bulle 

 d'air doit etre releve : on voit que, bien qu'en sens inverse, l'une 

 de ces deux operations ne presente pas plus de difficult^ que 

 l'autre. ■ 



Lorsque le tube du thermometre a maximum a bulle d'air est 

 tres-capillaire, 1'instrument peut etre mis verticalement en expe- 

 rience ; cependant il est toujours plus sur de le placer horizontale- 

 ment ou sous une faible inclinaison. 



On remarquera que la separation de la colonne de mercure dans 

 la tige, au moyen d'une petite bulle d'air, a aussi l'avautage de 

 permettre de verifier le jaugeage du tube, et de cornger ses defauts 

 de cylindricite. 



L'emploi du thermometre a maximum a bulle d'air reunit, comme 

 on voit, les memes conditions de simplicity que celui du thermo- 

 metre a minimum a index ; j'ajouterai que plusieurs annees d'ob- 

 servations meteorologiques m'ont assure de l'exactitude de ses t6- 



