hlk COSMOS. 



sultats, et que, d'apres les indications que j'ai donn^es pour sa 

 construction, il est aujourd'hui en usage dans un certain nombre 

 d'observatoires. 



II est a remarquer aussi que la plupart des thermometres ordi- 

 naires, construits depuis une vingtaine d'ann^es, et qui ne depas- 

 sent pas -f- 50 a -\- 60 degrees centigrades sont, pour eviter qu'ils 

 ne se brisent s'il leur arrive d'etre exposes a une temperature plus 

 elevee, terminus par le renflement dont j'ai parle. Ces sortes de 

 thermometres ne sont completement purges ciair que lorsque le 

 mercure a £te soumis plusieurs fois a l'dbullition. Comme ils n'ont 

 ordinairement subi qu'une seule fois cette operation, ils contiennent 

 souvent la tres-petite quantite d'air sec qui suffit pour les rendre 

 propres a etre employes comme thermometres a maximum. 



J'ai trouve un grand nombre d'instruments ainsi construits, qui 

 peuvent, comme le mot est deja consacre dans quelques labora- 

 toires, etre maximcs. 



Les recherches que j'ai faites a ce sujet me permettent meme 

 d'assurer que, parmi les thermometres a mercure qui sont consi- 

 dered comme etant complement prives d'air, le plus grand nombre 

 en contient la quantite precisement necessaire pour constituer de 

 fort bons thermometres a maximum. 



II est encore une autre application importante du thermometre a 

 bulle d'air. On sait quelles difficultes pr^sente la determination des 

 temperatures elevens, au moyen du thermometre ordinaire; celles, 

 par exemple, de plus de 200 a 360 degre"s centigrades; le thermo- 

 metre me"tastatique a pour but de surmonter en partie ces difficult^. 

 Le thermometre a maximum a bulle d'air donne aussi le moyen de 

 les attenuer sensiblement. En restant plongd jusqu'au niveau du 

 mercure, dans le milieu dont on veut apprecier la haute temperature, 

 il en rapporte l'indication sans donner lieu aux erreurs de parallaxe 

 si considerables dans ces sortes d'observations, suivant que les 

 thermometres ordinaires sont plus ou moins immerg£s dans ce 

 milieu. 



La condition essentielle est que l'instrument necontienne qu'une 

 tres-petite quantite" d'air sec, et qu'elle passe entierement dans 

 Vinterieur de la tige, ce dontil esttoujours facile de s' assurer. » 



— La destruction des charanc/ms a ete tres-souvent 1'objet des 

 recherches des agriculteurs et des chimistes; M. Choyer ecrit a l'A- 

 cademie pour lui annoncer un nouveau procede qu'il vient d'imagi- 

 ner pour detruire rapidement ces terribles animaux. 



— M. Romagnesi propose de tirer parti de la ferule que ren- 



