702 COSMOS. 



sup^rieure, renfle consid^rablement vers sa partie moyenne sur 

 une longueur d'environ douze centimetres, est rempli de mercure 

 et renverse dans une cuvette pleine aussi de mercure avec les 

 memes precautions que s'il s'agissaitde r^aliser un baromctre ordi- 

 naire de Torricelli. De cette maniere le mercure s'eleve a peu pres 

 jusqu'a I'origine du renflement, et la partie sup^rieure du tube est 

 rest^e vide. On introduit alors a I'int^rieur du tube, par une mani- 

 pulation convenablement choisie et sure, de I'eaubien pure et bien 

 purgde d'air, laquelle, s'^levant a traversle mercure en raison de sa 

 pesanteur sp^cifique moindre , et le d^primant quelque peu par son 

 propre poids, vient occuper a peu pres la moitie de I'espace du ren- 

 flement du tube, et a peu pres aussi la moiti^ de la portion supe- 

 rieure plus ^troite du tube barom^trique. Le diametre interieur du 

 tube a Tendroit ou il s'agrandit pour former renflemeut sur une lon- 

 gueur de douze centimetres, sera en g^n^ral six fois plus grand au 

 moins que le diamfetre du reste du tube. La surface du recipient ou 

 cuvette dans laquelle le tube est renvers^, doit etre elle-meme beau- 

 coup plus grande que la section de la portion renfl^e du tube. 



Suivant que la pression atmosph^rique croit ou d^croit, le niveau 

 de I'eau dans le tube s'eleve ou s'abaisse ; ces elevations ou ces 

 abaissements sont les mesures des variations barom^triques, et on 

 les estime au moyen d'une 6chelle divisde en millimetres fixee le 

 long de la partie sup^rieure du tube. On comprend sans peine que 

 les changements de niveau seront bien plus considi^rables que dans 

 les barometres ordinaires, puisque de tres-petits d^placements du 

 mercure dans la portion renfl^e chasseront ou laisseront retomber 

 dansle tube ^troit des hauteurs d'eau relativement tres-grandes. 

 C'est un avantage pr^cieux dans les observations m^teorologiques, 

 d'autant plus qu'il est constant que les barometres a eau sont plus 

 sensibles et plus rapides dans leurs indications que les barometres a 

 mercure; le barometre a deux liquides, d'ailleurs, n'apascomme 

 le barometre a eau I'inconv^nient d'une longueur ^norme. 



L'auteur etablit sans peine qu'en appelant j la variation du 

 niveau de I'eau correspondante a la variation de pression atmos- 

 ph^rique, laquelle, dans le barometre a mercure ordinaire, donnerait 

 une variation de niveau/?, z le rapport du diametre du grosftube au 

 diamfetre du tube ^troit, q le rapport de la pesanteur specifique da 

 mercure a celle du second liquide, on a : 



