488 COSMOS. 



micromctrique se trouve arretee dans son mouvement, et le chifFre 

 du cercle diviso, situe vis-a-vis la regie perpendiculaire, donna la 

 valeur de I'opaisseur de I'objet, plus I'dpaisseiir de la lame de pla- 

 tine. II devient done facile, par une simple soustraction, de resoudre 

 le prohleme. 



Ce systeme, applique ainsi que je viens de le dire, aux sphi^ro- 

 metres peut, comirie on le conceit aisement, s'adapter aux conipa- 

 jrateurs et a tous les instruments du meme genre. » 



II. — Barometre clc Fort in perfectionne par I' adjonctlon de 

 reiectricite. 



« On sail que dans lesbarotnetres a cuvette le niveau du mercure 

 etant sans cesse variable dans la cuvette, par suite de I'ascension 

 ou de I'abaissement de la colonne barometrique , le point de repere 

 de la graduation de la tige se trouve sans cesse deplace et par con- 

 sequent les hauteurs indiquees par I'eclielle se trouvent inexactes. 

 Dans le barometre Fortin on a supplee a ce defaut par une vis 

 adapt^e sous la cuvette, que Ton serre ou que Ton desserre de ma- 

 niere a ramener, toujours avant I'observation, le niveau du mercure 

 dans cette cuvette a une hauteur fixe. Cette hauteur fixe donnee 

 correspond a I'extremite d'une pointe qui est le point initial de la 

 graduation. 



Pour ramener le niveau du mercure pr^cisdment a la hauteur du 

 repere, on manoeuvre, comme je I'ai deja dit, la vis de la cuvette, 

 jusqu'a ce que la pointe d'ivoire touche son image reflechie dans le 

 imercure; mais, outre que cette operation est difficile a bien faire, 

 il arrive qu'au bout d'un certain temps la surface du mercure du 

 barometre se couvre de poussiere, et il est alors mathematiquement 

 impossible de s'assurer du moment precis oil le mercure est arriv^- 

 a la ligne de niveau. Depuis que je fais des observations m^teoro- 

 logiques, cette operation a toujours ^te pour moi la plus longue et 

 la plus ennuyeuse. J'ai done cherche a eviter cet inconvenient en 

 faisant venir a mon aide Taction electro-magnetique, et ce moyen 

 m'a parfaitem'ent reussi comme on va pouvoir en juger. 



Au lieu de faire en ivoire la pointe servant de repere, je la feis 

 en platine, et au lieu de la fixer sur la monture meme du baro- 

 metre , je lui fais traverser une rondelle d'ivoire mcrast^e dans 

 cette garniture. Un bouton d'attache met en rapport cette pointe 

 avec le pole positif d'une pile de Daniel tandis que le pole negatif 

 communique avec le mercure par un fil de platine plongeant toujours 

 dans le mercure de la cuvette. Sur I'ua des deux fils qui relient 



