COSMOS. , 489 



ainsi le barometre a la pile, j'interpose un interrupteur tie courant 

 el un appareil electrique susceptible d'indiquer la presence des 

 couraiits , un galvanometre par exemple , ou, mieux , une soiuierie 

 electrique de M. Mirand. Au moment de I'experience, je tourne 

 I'interrupteur ; alors de deux choses I'une : ou le mercure sera au- 

 dessus du repere par suite de I'abaissement de la colonne baiome- 

 trique, ou il sera au-dessous par I'effet contraire. Dans le premier 

 cas, la sonnerie se inettra a tinter, et je serai prevenu par la que 

 je devrai desserrer la vis de la cuvette, ce que je ferai jusqu'a ce 

 que la sonnerie ait cesse son raouvement. Dans le second cas , je 

 devrai, au contraire, serrer la vis jusqu'a ce que la sonnerie ait com- 

 mence a tinter. On voit que, par ce systeme, il n'est meme pas 

 besoin de regarder ce que Ton fait et que I'operation se conduit 

 mecaniquement. 



Dans les instruments a I'aide desquels lea observations sont ins- 

 crites d'une maniere continue par I'lmpression photcgraphique de 

 la lumiere, le systeaie precedent, combine mecaniqueinent pour 

 remplir une function automatique, deviant de la plus haute impor- 

 tance , car c'est par ce moyen seulement que ce genre d'observa- 

 tions peut etre rigoureux et comparable aux observations ordi- 

 naires. On con9oit en effet que les differences de niveau dans la 

 cuvette du barometre se multipliant d'une maniere considerable dans 

 le tube barometrique, en raison de la diflerence de diametre des 

 deux recipients, une courbe qui serait trac^e sans la correction du 

 cbangement de niveau ne pourrait pas etre considereecommeexacte. 

 Voici par quel mecanisme on pourra obtenir que le niveau da 

 mercure soit toujours ramene au point d'affleurement du repere. 



Qu'on suppose la tete de la cuvette munie d'une roue d'un grand 

 diametre et commandee par deux engrenages distincts auxquels 

 sont appliques deux de mes inecanismes a remontoir ; on comprendra 

 facilement que le courant circulant a travers I'un ou I'autre de ces 

 mecanismes pourra faire tourner la vis dans I'un ou I'autre sens, et 

 par consequent la serrer ou la desserrer . Par consequent, si le ba- 

 rometre porte une pointe de plaline comme nous I'avons vu precd- 

 demment en guise de pointe de repere, on pourra obtenir, par Tin'? 

 termediaire d'un relais, que I'absence de continuile dans le courant 

 forme par le mercure du barometre ait action sur le mecanisme a 

 remontoir commandant le serrage de vis , et que la ferraeture du 

 courant mette en activitt^ le mecanisme du desserrage. Le niveau 

 du mercure, ne pouvant done ni remonter au-dessus de la pointe ni 

 s'abaisser, doit necessairement rester toujours le meme. " 



