ft66 COSMOS. 



nard : nous analyserons rapideinent los parties principales de son 

 nouveau M^moire. 



L'appareil primitif a subi pcu de modifications (1) : Tune d 'elles 

 consiste dans I'introduction d'un petit cercle vertical au centre du 

 cercle des incidences ; cette disposition permet de trouver facile- 

 lement le sens de I'inclinaison des deux surfaces d'une lame trans- 

 parente, lorsque cette lame est prismatique, ce qui est le cas le 

 plus ordinaire , et de rendre le transport independant de la devia- 

 tion qui en est la consequence; on peut alors obtenir les indices 

 de lames de trfes-faible ^paisseur avee une grande exactitude. 

 M. Bernard a dcduit de la formule generale , (jui exprinie I'erreur 

 totale due a la mesure de I'epaisseur de la lame et a colle du trans- 

 port, que, pour une lame d'un millimetre d'epaisseur environ et 

 pour I'incidence de 50 degrds , I'indice ne serait pas fausse de 

 0,004. Tl resulte en effet des nombreuses valeurs renfermees dans 

 les tableaux des indices calcules par M. Bernard que cette approxi- 

 mation est loin d'etre exageree. 



L'exactitude des valeurs obtenues par la mesure directe du trans- 

 port est subordonnee a celle des indications de la vis de I'instru- 

 ment : M. Bernard a cherche a rendre les rcsultats independants 

 de cette mesure en la rempla9ant par des mesures angulaires : il y 

 est parvenu en employant la melhode suivante : 



On dispose dans la partie de l'appareil qui renferme la mire et 

 livre passage aux rayons lumineux de Villiimiiinteur, un micrometre 

 forme d'une lame de verre divisee en dixifemes de millimetre, de 

 telle sorte que , les divisions etant verticales et celles du milieu se 

 trouvant sur I'axe optique de I'instrument, toutes les divisions 

 soient eclairdes par le faisceau incident. Apres avoir fixe la lame 

 refringente sur le support, a la maniere ordinaire, on la fait tourner 

 d'lm angle a, tel que la /i''°'^ division a droite de la ligne cen- 

 trale du micrometre soit amenee a coincider avec les fils de la 

 lunette ; puis , d'un angle a , de maniere a amener en coinci- 

 dence la n'''""' division de gauche ; on repete les observations 

 pour les cadrans opposes ; la moyenne de ces angles donne la valeur 

 de Tangle « , qui correspond au transport des divisions microme- 

 triques. 



On determine de la meme maniere, pour le meme transport , la 



(1) La Icnlille que portait autrefois rilliiminateur a cte siipprimee : on y supplee, 

 lorsqu'on se sert d'une lumiere artificielle, par une lentille exterieure qu'on approche 

 ou qu'oii eloigne, a volcnie de la source lumineuse. Lorsqu'on eniploie la lumiere du 

 spectre, celle lentille est inuliie. 



