506 (;OSMOS. 



entre elles sont aussi parallMes a I'axe du cristal on inclitu'es sur cet 

 axe. 



M. Soleil pore a decnuvert, il y a longtemps, ct employe avec 

 le plus grand succes un moyen tres-simple de rccoiinaitre si line 

 lame parallble de cristal de loche est rigourcusement pcrpendicu- 

 laire a I'axe. Ce moyen C()iit;is(e a placer la plaque sur la glace 

 ^tamde ou miroir du fond de I'appareil de polarisation de Norem- 

 berij, et a la regarder a la fo:s a travers I'analyseur ft la loupe, 

 placee a une petite distance du miroir pour faire coUimateur. Les 

 rayons qui ont traverse la plaque une premifere fois sont reflcchis 

 par le miroir horizontal du fond de I'appareil, et reviennent traverser 

 la lame dans une direction oppos^e. Par la meme cette plaque uni- 

 que equivaut k deux autres de rotations contraires, et produit seule 

 le phenomene des spirales d'Airy. Cela pose, les faces de la plaque 

 seront ou non perpendiculaires a I'axe suivant que ces spirales se- 

 ront parfaitement et regulierement conformees. On met en evi- 

 dence de cette maniere les plus petites obliquites ou inclinaisons 

 des faces de la plaque sur I'axe optique. 



Lorsque M. Soleil inventa ce precede, on employait tre>^-rare- 

 raent les lames paralleles a I'axe du cristal, et il ne sentit pas la n6- 

 cessite d'un moyen de conslater le parallelisme avec autant d'exac- 

 titude que la perpendicularite. 



Son fils eten meme temps son 6\eye et son successeur, IM. Henry 

 Soleil, qui a presente rt^cemment u I'Acad^mieun compensateur 

 tres-sensible et deja assez repandu , dans la construction duquei il 

 entre des plaque? de quartz paralleles, a du au contraire se prcoc- 

 cuper de cette difficulte, et la solution simple, efficace qu'il en a 

 trouvee n'est certainement pas indigne de I'attention de la savante 

 Societe, d'autant plus qu'elle est le complement necess^aire de sa 

 note relative a son nouveau compensateur. 



II se sert toujours de I'appareil de Noremberg : sur la glace efa- 

 mee du fond il place d'aliord une lame de mica d'un quart d'onde, 

 ayant sa section, principaTe oulalignequi unit les deux centres d'an- 

 neaux colores ; dans le plan de polarisation on perpendiculaire- 

 ment a ce plan. Sur la lame de mica, il pose la plaque de quartz dont 

 il veut constater le parallelisme, mais en I'orienlant de telle sorte 

 que I'axe du cristal fasse un angle de 45° avec la ligne des centres ou 

 avec la section priucipale du mica : I'orientation serace iiu'clle doit 

 etre, si en regardant dans I'analyseur on voit le champ do lumiere 

 colore uniformenient en iileu foiice ; on interpose ensuile la loupe, 

 on la met bien au foyer, et Ton regarde de nouveau dans I'analyseur. 



