89 



des Sciences de Saint -Pëtersboupg. 



90 



Weise die Quecksilberkuppe zu berilliren seheint. Die 

 Ablesung des Nonius gibt uumittelbar den Barometer- 

 staiid, der dann vermittelst des vorher beobacliteteii 

 und corrigirteii Thermometerstandes in ûblicber Weise 

 auf 0^ reducirt wird. 



Wemi das Instrument sorgfâltig ausgefiibrt ist, d. b. 

 die Rilnder der Visirringe genau senkreclit zu ibren 

 resp. Axen abgedrebt sind und die letzteren parallcl 

 zur Lilngsaxe der Messingrôbren steben, so ist an dem 

 so gemessenen Barometerstand nur nocb die Cor- 

 rection wegen feblerbafter Tbeilung und wegen all- 

 fiiUig in der Toricelli'scben Leere nocb vorbandenen 

 Luft anzubringen. Die letztere ist bei gutcr FiiUung 

 des Instrumentes gleich Null, kann aber, wenn im 

 Laufe der Zeit Zweifel daruber entsteben sollten, je- 

 weilen nacb der Arago'sclien Metbode mit dem In- 

 strumente selbst verificirt und bestimmt worden. Zu 

 dem Ende kasst man bloss auf die Beobacbtung des 

 Barometerstandes in der oben bescbriebenen gewôlin- 

 licben Weise eine zweite folgen, wobei man z. B. den 

 untern Ring statt auf auf 40"'" einstcUt. FtlUt dann 

 die Ablesung oben genau um 40™" grosser aus, so ist 



derLangen der leeren Robrstùcke. Istz. B. wie bei den 

 bisdabin construirten Instrumenten bei einem Barome- 

 terstand von 755""° die Liiugo der R(3lirc oberlialb des 

 Quecksilbers bei der gewububclien niedrigen SteUung 

 des letztern 80°", so wird die angenommene Hebung des 

 Quecksilbers von 40'"" die Liinge des leeren Rolirendes 

 auf die Halfte reduciren, somit h = 2 worden und fol- 

 glicli die Difterenz a der beideu Stande uumittelbar die 

 an dem in gewubnliclier Weise beobacbteten Barome- 

 terstand anzubringende Correction repriisentiren. 



Die Tiieilungs- Correction kann gleicb von Anfang 

 an durcb Vergleicli der getbeilten RiJlire mit einem 

 Normalmaassstabe ein fiir aile Maie bestimmt werden. 

 Dieselbe ist fiir die Liinge von bis 780'"" in dieser 

 Art durcb Vergleicliung mit dem Normalmeter des 

 pbysikaliscben Central- Observatoriums bei 3 Instru- 

 menten direct bestimmt worden und wurde bei allen 

 sebr nabe ûbereinstimmend gleicb — 0,34 Millimeter 

 gefunden. Da die Werkstiltte in Genf im Besitz eines 

 hinliinglicb l'icbtigen Meters und einer ausgezeicbne- 

 ten ïbeilmascbine ist, so berubt dieser Feliler einer 

 gefâlligen Mittbeilung des Hrn. Turrettini zufolge 



der Raum oberbalb des Quecksilbers als hinreichend bloss darauf, dass in Folge eines sonderbaren Missver 

 zu betracbten, wird sie 



bingegen merklicb 



luftleer 



kleiner, so ist die wegen Luft in der Toricelli'scben 

 Leere am Barometerstand anzubringende Correction 

 gegeben durcb 



b - \ 



wo a die Diftereuz der beiden erbaltenen Stande und 

 b das Verbaltniss des Inbalts des Raumes oberbalb 

 des Quecksilbers im gescblossenen Scbenkel bei der 

 ersten Beobacbtung zu dem des verkleinerten Raumes 

 bei der zweitcn darstellen •'■). In unserem Falle ent- 

 spricbt dièses Verbaltniss genau genug dem Vcrhaltniss 



stiindnisses angenommen worden war, die Tbeilung soUe 

 ibrc wabre Liinge nicbt bei 0, sondern bei 17,5 C. ba- 

 ben. Erwird also inZukunft vermieden werden konnen. 

 Bei drei Instrumenten, die icb selbst nacb dem 

 Normalbarometer des Central ■ Observatoriums veri- 

 ficirt babe, fand icb mm in der Tbat die Gesammt- 

 Conection sebr nabe gleicb der vorstehenden Tliei- 

 lungs-Correction. Icb stelle die Resultate dieser Ver- 

 gleicbungen nachstebend zusammen : 



3) Die obige Formel setzt allerdings die Giiltigkeit des Ma- 

 riotte'schenGesetzes auch fiir sehr niedrige Drucke voraus. Durcli 

 die beziigl. Uutei'sucliungen von Siljestrôm (Svenska Vet. Acad. 

 Handl., tid. II, 1873, auch Pogg. Ann., Bd. 154) und die vorlaufige 

 Notiz der Herren Mendelejef uud K irpitsciiof (Bd. XIX, S. 469 

 dièses BiilJetius 1874), sowie Kritik der erstern durch Mendelejef 

 (Repert. fiir Experimentalphysik vou Cari, Bd. X, S. 434), ist die- 

 selbe allerdiugs in Zweifel gestellt worden; da indessen die Resul- 

 tate dieser beiderlei T]ntersucbungeu ûber denselbeu Gegenstand 

 sich in Beziehung auf den Siiin der Abweicbuug vora Mariotte'- 

 scheu Gesefz widersprechen, auch die letzteren zur Beurlheilung 

 ibres Wertbes nicbt ausfubrlich genug dargelegt sind, so scbeint 

 es gerecbifertigt, vor der Hand uocli, naraentlicb fiir Anwendungen 

 wie die vorliegende, das Mariotte'scbe Gesetz auch bei niedrigen 

 Drucken als richtig anzunebmcu. 



