87 



Bulletin de F/tcadëmie Impériale 



S8 



recht zu seiner Axe abgedreht ist, mit dem letztern 

 auf den beziigliclien Theilstiicli der Rohre k einge- 

 stellt und dann geklemmt wird. Zur bessern Einstel- 

 lung auf den Tlieilstricli bcsitzt der Ring in der Ge- 

 gend der Theilung einen kleinen Ausschnitt (sieh die 

 Vorderansicht). Die zweite Rôhre hat ferner oberhalb 

 der Schlitze zvvei kreisfôrmige Offnungen, von welchen 

 die vordere zum Aufstecken des Scblûssols auf den 

 Hahn, die hintere zum Austritt des Quecksilbers aus 

 der Durclibolu'ung desselben dient. In den obern Theil 

 der Rolire l ist endlicli das in einer besondern Mes- 

 singrolire oben und unten durch Korke befestigte Tlier- 

 mometer eingesclioben , dessen Gefass r denselben 

 Durchmesser wie das Barometerrohr hat und das auf 

 der Rolire einfacb in ganze Grade getlieilt ist. Dia- 

 métral gegeniibersteliende Schlitze in don Messing- 

 rohren gestatten, das von hinten beleuchtete Tliermo- 

 meter leicht und sicher abzulesen. 



Zur Aufhangung sind dem Instrument ein obérer 

 Halter i, in dessen aufgeschnittenen Ring mit koni- 

 scher Vertiefung sich der Knopf s der Anfhilngevor- 

 richtung n des Instruments einlegt, und ein unterer 

 Ring M mit Stellschrauben bcigegeben, welche gegen 

 das Gefass c seitlich angeschraubt werden und so die 

 genaue Vertikalstellung des Instruments gestatten. 

 Hiebei kann der vermittelst einer Ose an eiuem Fa- 

 den aufzuhiingende Schliissel v zum Stahlhahn als 

 Senkel benutzt werden. Von den Schliisseln w und x 

 cndlich dient der erstere zum Anziehen der Klcmm- 

 muttern fiir die Rohrenfassungen und der letztere 

 zum Anziehen der Mutter, welche den Ledersack an- 

 presst. Der Ring an der Aufhangevorrichtung n be- 

 zweckt , das Instrument auch uuter Umstanden an 

 einem gewohnliclien Nagel aufliilngen zu konncn. 



Die Fiillung und Zusammensetzung des Barometers 

 ist eine sehr einfache. Nach Reinigung aller Theile 

 des zerlegten Instrumentes wird zuniichst auf das eine 

 Ende der kurzen Glasrohre der Stalilhahn aufgepresst, 

 derselbe geschlossen und das andere Ende der Rohre 

 in der betreffenden Offnung des Eisengefiisses be- 

 festigt. Darauf wird die — entweder durch Auskochen 

 oder nach der von mir angegebcnen Méthode mit 

 Hulfe der Luftpumpe oder endlich vermittelst des 

 vortrefflichen Weinhold'schen Apparates mit Queck- 

 silber gefiillte — Barometerrohre mit der Ofihung 

 nach oben cbcnfalls in das mit seiner Offnung nach 



oben gekehrte Eisengefàss dicht eingesetzt und jetzt 

 das gauze Gefass (sammt der kurzen Rôhre) bis nahe 

 zum Rande mit Quecksilber gefiillt. ]VIan legt dann 

 die Scheidewand d und den nach innen gestiilpten 

 Ledersack ein, — erstere so, dass ilire Offnung iiber 

 die kurze Rohre zu stehen kommt — presst letztern 

 vermittelst der Mutter f stark an und schraubt den 

 Deckel (j auf, wobei man zugleich die Scliraube h so 

 weit als môglich hebt. Kehrt man jetzt das Instrument 

 uni und bringt es in eine wenig von der vertikalen 

 abweichende Lage, wobei man die Seite der kurzen 

 Rohre stets nach oben wendet, so tritt die allenfalls 

 ira Sack noch zuriickgebliebene Luft durch die Offnung 

 in der Scheidewand nach oben und entweicht in die 

 kurze Rôhre. Durch Offnen des Halines und Nach- 

 schrauben der Schraube h wird sie leicht vollstandig 

 entfernt, was daran zu erkennen ist, dass ein Queck- 

 silbertropfen an der Offnung des Hahnes erscheint \ 

 Nunmehr werden bei wieder geschlossenem Hahn die 

 beiden Messingrôhren aufgeschraubt , der Doppelring 

 q aufgeschoben, das Thermometer eingesetzt und beide 

 Rohren durch den Biigel m am obern Ende verbun- 

 den. So gefiillt kann das Instrument ohne jede Gefahr 

 transportirt werden, wenn es nur dabei vor plôtzlichen, 

 sehr heftigen Stôssen bewahrt wird. 



Beim Gebrauch dreht man, nach vertikaler Auf- 

 hangung des Instruments zuerst die Schraube h etwas 

 riickwarts, ôffnet dann den Hahn und setzt darauf die 

 Riickwartsbewegung der erstern fort, bis das Queck- 

 silberniveau im kiirzern Schenkel am untern Ende 

 des Schlitzes in der Messingrôhre angelangt ist. Zur 

 Messung des Barometerstandes in gewôhnliclier Weise 

 wird der Doppelring q mit seinem untern Rand auf 

 don Thcilstricli gestellt, durch Drelien der Schraube 

 h das Quecksilber in beiden Schenkeln langsam gcho- 

 ben, bis die Kuppe im kiirzern Schenkel den untern 

 Ringrand zu beriihren scheint und darauf vermittelst 

 des Getricbes der Ring des Noniusschiebers im langen 

 Rolir gesenkt, bis sein uliterer Rand dort in gleicher 



2) Um fur den Fall, dass selbst. bci der hôchsten Stellnng der 

 Schraube h nicbt genug Quecksilber vorbanden ist, die kurze Kôhro 

 ganz zu fiillen und so aile Luit zu verdràngeu, nicbt den Sack 

 wieder abscbrauben zu niiisscn, ist an der bintern >Vaiid des Eisen- 

 gefâsses c (in der Zeicbnun^ç aber nicbt sicbtbar) eine mit einer 

 Scbraube verscbliessbare Ott'nung angcbracbt, durch welcbe man 

 in borizontaler Lage des Instruments leicht noch die nôthige Mcnge 

 Ouecksilbor nacbfiillen kann. 



