85 



des Sciences de Saint • Péfersboiirg:. 



96 



Neues Heber-Barometer. Von H. Wild. (Lu le 23 sep- 

 tembre 1875.) 



(Mit einer Tafel.) 



In meiner AbTiandlung «Ûber die Bestimmung des 

 LuftdrucksM ') habe ich auf S. 77 unter dem Titel: 

 «Neues Heber-Barometer» kurz ein Instrument be- 

 sclirieben, welches ich gewissermaassen als Résultat 

 meiner beziigliclien Studien zu Anfang des Jahres 

 1873 von der Werkstatte fiir physikalisclie Instrumente 

 in Genf, die unter der Direction des Hrn. Turret- 

 tini steht, habe anfertigen lassen. Es ist dort eben- 

 falls bereits erwahnt, dass das neue Instrument ei- 

 gentlich nur eine Verbesserung von àltern Heber-Ba- 

 rometern reprasentirt , welche Hr. Kupffer seiner 

 Zeit von Girgensohn und Krause fiir meteorolo- 

 gische Observatorien und Stationen in Russland hat 

 construiren lassen und die, wie es scheint, nicht all- 

 gemein bekannt geworden sind. 



Seithcr sind ûber 40 dieser neuen Instrumente an 

 meteorologische Stationen in Russland vertheilt wor- 

 den, andere haben mit dem besten Erfolgc auf weiten 

 und bescliwerliclien Reisen ira Innern gedient, so dass 

 ich es nunmehr fiir gerechtfertigt halte, eine gcnauere 

 Beschreibung des Instrumentes zu geben. 



Dasselbe ist sammt einigen Zuthaten auf der bei- 

 liegenden Tafel mit Weglassung seines mittlern Tlieils 

 in y^ natiirliclier Grosse in der Vorderansiclit und im 

 Durclisclmitt dargestellt. 



Die beiden Glasrohren a und h sind vermittelst 

 Ringen von Leder (aucli schwefelfreiem Kautschouk), 

 die durch ringfôrmige Eisenrauttern ein- und ange- 

 presst werden, in Durchbohrungen des Eisengefiisses c 

 quecksilberdicht eingesetzt und zwar endigt die kurze 

 Rohre h unmittelbar an der innern AVandung des Ge- 

 fàsses, wilhrend die langere a im Innern sehr nahe 

 bis zu einer eisernen Scheidewand d im Gefasse her- 

 untergeht , welche Scheidewand nur vertikal unter 

 dem Rohre h eine kleine (jffnung besitzt. Sie schei- 

 det gewissermaassen den obern festen Theil des Ge- 

 fasses von dem untern, der cinen Ledersack ilhnlich 

 demjenigen des Fortin'schen Gefilss-Barometers repra- 

 sentirt. Das Leder ist an einem Eisenringe e be- 

 festigt, welcher durch cinen zweiten Ring und eine 



1) Repertoriiim fiir Météorologie, Bd. III, N: 1, Mai 1873. 



Schraubenmutter f quecksilberdicht an die Scheide- 

 wand d angepresst wird. 



Aussen auf das Gefass c schraubt sich dann eben- 

 falls ganz àhnlich wie beira Fortin'schen Barometer 

 der Eisendeckel g mit der Schraube h zum Heben des 

 Ledersackes auf. Die kurze Rohre h ist an ihrem obern 

 Ende ebenfalls vermittelst umgepresster Leder- oder 

 Kautschoukringe quecksilberdicht durch eine Eisen- 

 fassung mit Stahlhahn i verschlossen. Die Durch - 

 bohrung des Hahnes geht zuerst vertikal aufwarts uud 

 dann in seiner Axe nach hinten ; vorn besitzt er ein Vier- 

 eck, auf welches sich ein kleiner Schlûssel zum Drehen 

 des Halms aufschieben liisst, und ein Stift mit An- 

 schlagen rechts und links regulirt wie bei einem Gas- 

 hahn die Bewegungsgrenzen des Hahnes. 



Auf die Fassungen der beiden Rôhren am Eisen- 

 gefilsse c schrauben sich nun aussen die Messingrôhren 

 h und / auf, die dann oben durch einen Biigel m mit 

 der Aufhîingevorrichtung n verbunden sind. Beide 

 Rohren sind am untern Ende auf eine Lilnge von nahe 

 100""° verstilrkt und aussen parallel zu ihrer Langs- 

 axe genau cylindrisch abgedreht. Die Rohre k, wel- 

 che die langere, oben geschlossene und durcli einKork- 

 stiick gehaltene Glasrohre umschliesst, tragt eine 

 Millimeter-Theilung, die auf der obern Hàlfte bis 

 zum Rande eines Langsschlitzes herangeht, so dass 

 der in diesem Schlitze verschiebbare Nonius zur Ab- 

 lesung der y,,, Millimeter unmittelbar die Theilung 

 beriihrt. Dieser Nonius sitzt an einem die Glasrôlire 

 umschliessenden Ring, mit dessen unterm Rande seine 

 NuU-Linie zusammenfàllt, und wird vermittelst einer 

 die Glasrohre nach unten zu umscliliessenden innern 

 MessingriJhre mit seitlicher Zahnstange durch Drehen 

 des Getriebes p verschoben. Um den untern Rand des 

 Ringes oder Nonius auf die Quecksilberkup])e einstel- 

 len zu kônnen, ist zur Beleuchtung von hinten auch 

 die Riickseite der Rohre mit einem entsprechenden 

 Làngsschlitz versehen. Die zweite Rohre / ist an ih- 

 rem untern Ende ebenfalls mit solchen diamétral ge- 

 geniiberstehenden Langsschlitzen versehen, besitzt aber 

 keine Theilung; es wird vielmehr der Nullpunkt der 

 Theilung auf der Rohre k oder irgend ein anderer 

 Theilstrich dadurch auf die zweite Rohre fiir die Ein- 

 stellung der zweiten Quecksilberoberflilche in dieser 

 tibertragen, dass ein oo-formiger Doppelring (q), der 

 beide Rohren umfasst und dessçn unterer Rand senk- 



6* 



