31d 



Bulletin de l'/tcadéniiv Inipërlale 



310 



tionsgrad des einfallendeii partiell polarisirteu Lichts 

 vermehrt odor verrnindert, ist die Farbc iiacli Belio- 

 ben gePîittigtt'r odcr melir mit Weiss yermischt zu ci- 

 halten. 



Bei diesem Verfahren /.nv Fiirbung ûw weisson 

 Hiilfslichtquelle geht nun iiothwondig viol Licbt ver- 

 loren ; df nn abgesehen von doni Verlust dei' dein Him- 

 melblau coraplentâren Farbc zur Erzeugung eben die- 

 ser Farbe aus dem weissen Licht, raiissen die Liclit- 

 strahlen nocli zwei Polarisatoron passiren , wobei ihre 

 Intensitât obne Unterscliied der Farbe auf wcniger als 

 die Halfte reducirt vvird. Es ist deshalb eine sebr belle 

 Hiilfslichtquelle zum Vergleicli nothwendig, und icb 

 wàhlte demgemàss als solche eine von der Sonne sclbst 

 senkrecht beleuchtete duichscheinende Platte (matt- 

 geschliiïene (ilasplatte). l)a so wie so nur bei ganz 

 reinem Himmel Beobachtungen aiigestellt werden kon- 

 nen, so bat dies keine Storungen zur Folge, und es 

 lassen sich die Intensitâtsunterscliiede der Sonnen- 

 strahlen bei verschiedener Holie derselben leiclit tbeo- 

 retiscb berechnen. 



Zur Ermittlung endlich des Intensitàtsferliâltnisses 

 der gleichfarbigen Lichtstrahlen habe ich eine dera 

 vorliegenden Zweck angepasste Vorricbtung verwendot, 

 welche gewissermaassen die Mitte liait zwisclien den 

 beiden von mir friiher angegebenen Polarisationspho- 

 tometern''^). Das Licht der einen Licbtquelle (des Him- 

 melslichts) geht unteriu Polarisationswinkel durch eine 

 Glassaule hindurch, von welcher unter demselben Win- 

 kel die Strahlen der andern reflectirt werden. So er- 

 halten wir von den beiderlei Licbtquellen ein Gemisch 

 senkrecht zu einander polarisirter Strahlen, deren In- 

 tensitàtsgleichbeit in bekaniiter Weise an dem Ver- 

 schwinden der luterferenzfarben eines Polariscops er- 

 kannt wird. Die Gleichheit aber der Intensitiit der bei- 

 derlei Strahlen wird in messbarer Weise durch Ver- 

 Jinderung der Azimute von l'olarisatoi'on bewirkt, wel- 

 che auf dem Wegc; derselben \'on den Licbtquellen 

 zur Glassaule eingeschaltet sind. Die fur sich drehbare 

 Glassaule dient zugleich als Polarimeter. 



Ich werde das neue Instrument, da es seiner gan- 

 zen Einrichtung nacb vorzugsweise nur fiir die Lnter- 

 suchung des Himmelslichtes bestiramt ist, in der Folge 

 kurz Uranophotometer nennen. 



16) Pogg. Ann. Bd. XCIX. S. 235. 1856 und Bd. CXVIII. S. 193. 

 1363. 



1. Iteselireihuii;^ des liranopholoiiieters. 



Dasselbe ist in der beiliegenden Tafel in scinen 

 Haupttheilen in einem schematischen Durchschnitt (in 

 migefiihr '4 der natiti'licjien Gi'osse) dargestellt. Einen 

 Theil des Gestells des Instrument!* habe ich des leich- 

 teni Verstiindnisses halber ebenfalls aufgenommen, 

 aber als in einer andern Ebene liegend zum Unter- 

 scliied nur durch punktirte Linien angedeutet. 



Die aus 10 sehr nahe 0"™5 dickeii, eben geschlififenen 

 Glasplatton bestehende Glassaule A ist in eine niedrige, 

 iiiiieii matt schwarze cylindrische IMessingbuchse B 

 eiiigeschlussen , deren Waiidung aus zwei genau auf- 

 einaiider gepassten Ringen besteht. In die diamétral 

 gegeiiiiberstehendcn Oft'nungen a und a des iiinern 

 Ilings sind zwei Messingr(»hren C und C' einge- 

 schraubt, welche mit betrachtlichem, nameiitlich seit- 

 lichem Spielraum dnrch grossere Offnungen im iius- 

 sern Ring frei durchgehen, der selbst vor entsprechen- 

 den des iunern Eings ebenfalls zwei diamétral gegen- 

 iiberstehende Offnungen b und b' mit den eingesetzten 

 Rohren I) und 7)' besitzt. Der Spielraum in den Offnun- 

 gen hat zum Zweck, am fertigen Apparat nacli erfolg- 

 ter Bestimmuug des Polarisationswinkels fUr das Glas 

 der Glassaule die beiden Rohrenaxen CC und DD' 

 durch Verscliiebung der Ringe gegen einander so zu 

 justiren, dass sie genau den doppelten Polarisations- 

 winkel mit einander einschliessen. In dieser Biichse 

 liisst sich die in einen Messingrahmen eingeschlos- 

 sene Glassaule um eine durch die Centren der Grund- 

 flachen durchgehende Axe vermittelst eines iiussern 

 Knopfes drehen, und die Grosse dieser Dreliungen ist 

 vermittelst eines Index an einor Kreistheilung auf der 

 einen Grundflache der Biichse abzulesen. 



In die Rohre D' ist ein verbessertes Savart'sches 

 Polariscop E von der Einrichtung eingeschoben, die 

 ich ihm bei meinem Photometer und zuletzt bei mei- 

 nem Polaristrobometer '') gegeben habe, namlich ein 

 P'ernrohr mit Nicol vor dem Ocular und zwei gekreuz- 

 ten unter 4 5° z. ojit. Axe geschnittenen Kalkspath- 

 platten vor dem Objectiv. Fiir Beobachtungen in der 

 Nâhe des Zéniths lasst sich vor der Ocularôffnung ein 

 rechtwinkliges Prisma anbriugeu. Dasselbe Polariskop 

 kanii nothigenfalls auch in die Rôhre C' eingeschoben 

 werden, in welcher sonst eine am Ende geschlossene 



17) Bulletin. T. XIV. S 1 seq. 18G9. 



