323 



Bulletin de rAcadémie Impériale 



324 



Hauptsclinitte der Kalkspathe aucli geuau unter 45° 

 zur Eiufallsebene orientireii." Eiii bci dieser Stellung 

 iiber das Rohi- D' iiud das Polariskop E gezogener 

 Strich erlaubt, dieselbe iiachher immer wieder ohne 

 "Weiteres zu fiuden. 



In ganz entsprecliender Weise wird das Polariskop, 

 naclidera raan es in die Rohre C eingeschoben bat, 

 aucb dort orientirt und daun zugleich aucb die Able- 

 sung ain Kreise J gefunden, wo die Polarisationsebene 

 des Polarisators p parallel der Einfallsebene der Glas- 

 saule ist. Indem man darauf nach Fixirimg von m den 

 Polarisator p ontfenit und nacb Beseitigung der Quarz- 

 platte q den àussern Tbeil n, k.o auf /» in der nor- 

 malen Stellung aufscbiebt, wozu ein Index zwischen m 

 und n dient, ermittelt man ebenso die Ablesung des 

 Kreises K, wo der Hauptscbnitt der Quarzplatte r pa- 

 rallel der Einfallsebene ist und endlich kaun nacli Eut- 

 fernung von /• aucb nocli filr den Polarisator p' die 

 Ablesung am Kreise L gefunden werden, wobei seine 

 Polarisationsebene mit'derselben Einfallsebene zusam- 

 menfâllt. Es verstcbt sicb von selbst, dass die Fassuu- 

 gen von r und p Marken haben miissen, um sie nach- 

 lier wieder geuau in derselben Lage einsetzen zu 

 kônuen. 



Bei der Justirung der Glassilule und ihrer Axe bat 

 man sicb die Ablesung an ihrer Kreistheilung gemerkt, 

 wo die Platten senkrecht auf der optischen Axe des 

 Polariskopfernrobrs wai'en, wenn es bei JD' eingesteckt 

 war und ebenso als man es nacfdier bei C' anbracbte. 

 Die Piohren DI/ ynd CC stehen richtig, wenn die Dif- 

 ferenz dieser beiden Ablesungen dem Complément des 

 doppelten Polarisationswinkels der Glasplatten zu 180° 

 entsprechcn. Ist dies nicbt genau der Fall, so sind die- 

 selben so lange gegen einander zu dreben, liis dièse 

 Bedingung erfiillt ist. 



3. Bestiniiniiug des BrechimgsverhâltDisses der riatten der 

 (ilassiinle. 



Von den 10 Platten der Glassilule wuvden zwei be- 

 liebige ausgewiiblt und fiir jede das Brecbungsverhalt- 

 niss nach zwei verschiedenen Mcthoden bcstimmt. 



Nachdem beidc Platten liingere Zeit in Alcohol ge- 

 legen hatten, maass icb bei beiden nacb sorgfaltiger Ab- 

 trocknung sofort vormittelst meines optisclien Univer- 

 salapparats und unter Beiuitzung des Liclits eines gros- 



sen Argandgasbrenners wiederholt den Polarisations- 

 winkel. Dasselbe geschali aucb, nachdem die Glasplat- 

 ten 4 Wocben lang an der Luft gelegen hatten. Die 

 Sicherheit einer Bestimmung des Polarisationswinkels 

 betrug biebei: rt 30", was im Brechungsverhàltniss 

 der Grosse ±0,0005 entspricht. Bis auf dièse Ge- 

 nauigkeitsgrenze der Beobachtung blieb innerhalb der 

 4 Wocben der Polarisationswinkel unveràndert. 



Die zweite Bestimmung des Brechungsverbàltnisses 

 erfolgte nach der Méthode von F. Bernard '^). Da- 

 bei maass ich die Dicke der Glasplatte vermittelst 

 eines Mikroraeter-Mikroskops, indem icli die Glas- 

 platte vertikal stellte, der Mitte der gegeniibersteheu- 

 den Wiinde feine Niihnadelspitzen anuitherte und danu 

 mit dem Mikrometerfaden auf der eincn und andern 

 Seitc den Zwischenraum zwischen der Spitze und ihrem 

 Spiegelbild in der Platte halbirtc. Der Werth der 

 Umgânge der Mikrometerschraube wurde darauf durch 

 Ausmessuug einer feinen ïheilung auf Glas [\{q Mil- 

 limeter) bestiramt und dieselbe Tlieilung benutzt, um 

 die Verschiebung der Lichtstrahlen beim Durcbgang 

 durch die um bestimmte Winkel geueigte Glasplatte 

 zu messen, resp. den Drehuugswiukel der Platte von 

 der eincn zur andern Seite zu bestimmen, welche eine 

 der lialben Dicke der Platten entsprechende Verschie- 

 bung des Bildes der Theilung bewirkte. Heisseu wir 

 m das Brechungsverhàltniss der Platte, d ilire Dicke, 

 e die in derselben Einheit ausgedriickte Verschiebung 

 der Lichtstrahlen, welche dem lialben Dreliungswinkel, 

 resp. dem Einfallsvvinkel a dei- Lichtstrahlen auf die 

 Platte entspricht und also gleicli der Halfte der ge- 

 messenen Grosse ist, so berechnet sicli m nach der 

 Formel : 



"1 / 1 / d COiOL \2 



m z= sni (X 1/ \ -¥-{ -y-. ■ ) . 



Y Vrfsina — e/ 



Auf dièse Weise und aus dem Polarisationswinkel 

 p nach dem Brewster'schen Gesetz: 



?u = tang2> 



erhielt ich folgende Werthe des Brechungsverbàltnisses: 



aus dem Polar. Winkel: 

 nach Bernard's Méthode 



1. Platte 

 1,5264 

 1,5250 



■2. riatte. , 



1,5282 



1,5270. 



101 Compt.-ionil. T. XXXIX,, p. 27, 373, 779. lsr)4. 



