333 



des Sciences de iSaint - Pétersbourg:. 



334 



t). Bestininiung der Coustanfen des Instrument!). 



Die vcrschiedenen Constauteu k^, k , k^, etc., der 

 Transparenzcoefficient x sowie die Constante C in der 

 Gleichung 3'. kônneu aile mit dem in eiu gewôhnli- 

 ches Photometer verwandolten Apparat bestimmt 

 werdeu. Zu dem Endo wird der Biigel U vom Ende 

 der Axe V entfernt , fiir sicli auf eiu vertikales Stativ 

 aufgesetzt und die Biichsc B durch Drehung um SS' 

 in eine horizontale Lage gebraclit. Darauf zielit mau 

 den Kreis L' mit seinem Polarisator p' nacb Eutfer- 

 nung der Bergkrystallplatte r von der Rôhre n ab, 

 steckt ihn an der Stelle von // auf die Rôhre D auf, 

 setzt vor die Polarisatoren 2 Rohren mit gleich gros- 

 sen Diapliragmen an ihren ilusscrn Enden und bestimmt, 

 wie dies fiir Krcis / und Polarisator j) geschelien ist, 

 die Ablesung am Kreis L, wo die Polarisationsebene 

 seines Polarisators parallel zur Einfallsebene auf die 

 Glassâule ist. Als Lichtqucllen vor den Offnungen a 

 und 1) benutzt man entweder zwei Milchglasglobcu von 

 Petroleum- oder Gaslamjjen oder zwei matte Porzel- 

 lanplatten, die vor solche Lampen gestellt sind. 



Filllt auf das Nicol |/ vor der Ôffnung h natiirliclies 

 Licht von der Intensitàt J" uud auf das Nicol |j vor 

 der Ôffnung a eben solches von der Intensitàt </,- auf, 

 so ist mit Beibehaltung der bisherigen Bezeichnungen 

 die Neutralisationsbedingung fiir das bci b' belindliche 

 Polariscop (siehe Gleichung 1. oben) 



Va J^ kpi (f . sin" a — .s' . cos^ a) = 



k '^1 > (* • cos tt) ■ — if . sin a,) 



oder nach Einsetzung der Werthe ans 2. 



J^ • k > {g"' . sin" a — A. cos" a) ^ J^^ -K-^ ■ ^^^^ "i j 



welche Gleichung fiir a = 45^ iibergeht in: 



J2 25 Kp J '2 n 2 



oder nach Vergleich mit 3. und 4. in: 



J- = C. f-, . J," . cos'-^ «1 8 



Machen wir luui rasch eine zweite Einstellung, in •• 

 dem wir das Polariscop von h' nach a versetzen, a, 

 constant =45" machen und a bis zu erfolgter Neu- 

 tralisation veriindern. so ergibt sich, wenn inzwischen 

 J^ und ,/," iinvcrilndert geblieben sind, die noue Glei- 

 chung : 



-' n Z- ' '-'1 ,.r,c 



c k 

 Ans 8. und 9. folgt: 



COS^ a 



cos a.cos a, 



10 



Soll statt C eine der Constanten k oder k^ der bei- 

 den Quarzplatten bestimmt wcrden, so macht man 

 nach einer der Gleichung 8. cntsprechenden Einstel- 

 lung am Photometer eine zweite, wobei man vor dem 

 Polarisator p senkrecht zu der Schaxe b'b die betref- 

 fende Platte anbringt. Die neue Neutralisationseinstel- 

 lung a,' des Polarisators j) entspricht dann der Glei- 

 chung: 



J\k=.C. J?> J,-cos^a,', 11 



'"p 



vorausgesetzt, dass inzwischen die lutensitâten J" und 



Jy unverandert geblieben sind. 



Ans 8. und 11. folgt aber: 



cosW ,2 



Ganz entsprechend werden die Coefficienten k^ und 

 k ' der Polarisatoren y und p bestimmt. Nachdem man 

 z. B. p durch einen dritten gleiclieu Polarisator er- 

 setzt hat, wird zuerst eine der Gleichung 8. entspre- 

 chende Einstellung gemacht und darauf eine weitere, 

 wobei der Polarisator p vor p so angebracht wird, 

 dass ilire Polarisationscbenen parallel resp. aiso die 

 von p ebenfalls genau unter 4.5^ zur Einfallsebene 

 orientirt ist (dies wird mittelst des Polariscops nach 

 zeitweiliger Entfernung von p' genau in derselben 

 Weise ausgefiihrt, wie die Orientirung von p' selbst). 

 Der Coefficient /.: berechnet sich dann aus den beiden 

 Neutralisationswinkeln nach einer der Gleichung 12. 

 ganz cntsprechenden Formel. 



Den Schwiichungscoefficient k^^ der beiden recht- 

 winkliehten Glasprismen P und R kann man in ver- 

 schiedener Weise bestimmen. Folgende Méthode schien 

 mir die sicherste zu sein. 



Man verschafft sich zwei entsprechende, in gleicher 

 Weise gefasste und verbundene rechtvvinklichte Glas- 

 prismen , deren gemeinsamer Schwachungscoefficient 

 analog durch k^'^ dargestellt wcrden môge. Nachdem 

 man nun an unserm Photometer dem Voi'igen gemâss 

 eine Einstellung auf die Neutralisation gemacht hat, 

 werden vor dem Polai'isator p der Rolne T) etwa die 

 beiden Prismen P und B so aufgestellt, dass die Axe 

 der Rôhre s in die Verlangerung der Axe der Rôhre 



