179 



Bnllefiii de r/%cadéiiiio Impériale 



ISO 



spitze einer durch die Rolire licraufgclieiiden Eisou- 

 stange ralit und dalier uni dièse Spitze als vertikale 

 Axe mit grosser Leiclitigkeit sich dreht An ilirein 

 unteru Ende tràgt dièse KoJire die Sclilaiife b, an 

 welclier einerseits die Faline c, bcsteliend ans zwei 



unter i^O"' gegencinandcr geneigten Eisenblechen, und 

 anderseits ein Stab cl mit Blcigegengewiclit e sitzen; 

 am obern Ende der Eôlire ist der "SVindstilrkemes-- 

 ser befestigt. Derselbe ist zusammengesetzt aus eiuem 

 Biigel ^mit Befestigungsscblaufe h und mit seitlichem 

 Bogen g, der eine Zalil von Stiftcn triigt, nnd aus der 

 Bleclitafel ri, die vermittelst eines Verstarkuugsstabes 

 an ihrem obéra Ende und zweier in konisclie Vertie- 

 fuugen der letztern eingreifenden Schrauben kk am 

 Biigel aufgeliilugt und um die letztern, wie um eine 

 horizontale Axe , drebbar ist. Die Stifte am Bogen g 

 reprasentiren Radien eines Kreises, der sein Centrum 

 in dieser Axe bat. Die unterhalb der Rohre a sich 

 verdickende Fabnenstange, die bei m des bequemeren 

 Transports balbor in zwei Tlieile auseinanderzuschrau- 

 ben ist, tragt wenig uuterlialb der Faline das Orien- 

 tirungskreuz nn mit dem Buchstaben N an einem 

 Stab und zur Bezeichnung der Zwischcnrichtungen 

 unter 45" dagegen geneigte kûrzere Stiibe, die es er- 

 môglichen, Iciclit IG Windriclitungen zu schatzen. 

 Vermittelst der Scbraube und des sechseckigen An- 

 satzes p am untern Ende lasst sich die Windfabne auf 

 einem Pfalile aufschrauben. 



Der Bleclitafel des Windstarkemessers liabe icli von 

 Anfang an eine Lange von 300""" und eine Breite von 

 1 50°"° ( '4 Quadratfuss) gegeben, und das Blecli war von 

 solcher Starke gewiililt, dass die Tafel obne die Fas- 

 sung am obern Ende 200 (mit dieser 250) Gramm 

 wog. Gewiclit und Dimensionen scheinen in der Tliat 

 fiir Landstationen ganz passend zu sein und sind da- 

 her bis jetzt beibebalten worden. Was dagegen die, 

 die AusschlagswinK-el der Tafel und damit die ver- 

 scliiedencn Windstiirken marquircnden Stifte am seit- 

 lichen Bogen betrifft, so bat ilire Zabi und Stellung 

 verscliiedene Pliaseu erlitten. Urspriinglich sollte die- 

 ser Windstiirkemesser in ein und demselben Beobach- 

 tungsbezirk bloss die Scliiitzung der Windstiirke nacli 

 der 4-thciligen Scale: scliwacher, inâssigor, star- 

 ker und stiirmiscber Wind reguliren und zu dem 

 Ende wurden nach ziemlich willkiirlichen Scliatzungen 

 4 Stifte am Bogen angel)rac]it, welclie den Winkeln 

 15V 40';' 03" und 7G'^ mit der Vertikalen entspraclien. 

 Fiir die universelle Anwendung war es aber nôtliig, 

 deren Stellung und Zabi so zu bcstimmen, dass die 

 bis zu ilinen gehobeno Platto "Winde von resp. 1, 2, 

 3 etc. Meter pro Secundo Gcschwindigkeit anzeige. 



