93 



Bulletin de l'Acadëinie Impériale 



34 



sprechen, Freilich miisste dann auch die Temperatur 

 des Magneten mit einer Geuauigkeit von ± O'^OS er- 

 mittelt werden, zu welchem Endzweck der vom Spie- 

 gel und der bifilaren Suspension durcli ein lângeres 

 Zwischenstiick getrennte Magnet jedenfalls mit ei- 

 nem, bis auf eine kleine Ôiïnung im Deckel gauz 

 verschlosseuen doppelwandigen Kupfergefâss zu um- 

 geben wâre, das nacli aussen uoch von schlechten 

 Warmeleitern nnihullt wiirde. In diesem Falle wiirde 

 dann auch, wie wir es vorausgesetzt haben, die bifi- 

 lare Suspension nicht von den Temperatur-Ànderun- 

 gen des Magneten mit afficirt. Die bifilare Suspension 

 endlicli ist leicht so einzurichten , dass durch Jiisti- 

 ruDg der Fadeneutfeinungen obeu und unten fur je- 

 den in das Scliiflchen eiugelegten Magneten der Tor- 

 sionsvvinkel aiinaherud auf 64° gebracht werden kann. 



Hiermit glaube ich zur Genuge gezeigt zu haben, 

 dass wie fiir die Ermittlung der Variationen der Ho- 

 rizontal-Intensitat des Erdmagnetismus, so auch ftir die 

 Bestimmung der Variationen des Stabmagnetismus 

 mit der Temperatur das Bifilar das empfindlichste 

 Mittel ist und mit Recht zu erneutem Studium der 

 Gesetze der letztern zu empfehleu ist. Wie sehr dies 

 zu wiinschen ist, môgen am besten fJlgende, vorlaulige 

 Uutersuchungen und Betrachtungeu zeigen. 



Dufour hat in seiner schon mehrfach erwahnten 

 Abhandlung und fruher in einer vorlâufigen Notiz '") 

 ein fur die erdmagnetischen Messungen hôchst wich- 

 tiges Résultat seiner Untersucliungen liber den Ein- 

 fluss der Temperatur auf den Stabmagnetismus mit- 

 getheilt, wornach die Veranderungen des letztern mit 

 der Temperatur nicht bloss viel regelmassiger, son- 

 dern auch sehr viel kl einer werden sollen, weun 

 man dieMagnetisirung des betreffenden Stahlstabes 

 bei einer Temperatur vorflehme, die hôher ist als 

 aile die, denen man spater den Stab aussetzt. Demge- 

 mâss hat Dufour am Schluss sowohl jener Notiz als 

 auf S. 32 der grosseru Abhandlung folgende Regeln fur 

 die Behandlung der Magnetstâbe aufgestellt, welche 

 zu Beobachtungen des Erdmagnetismuss bestimmt 

 sind. 

 1. Die Stahlstabe sollen bei einer Temperatui- ma- 

 gnetisirt werden, die jedenfalls hôher ist als aile 



12) L. Dufour, de la correction de la température dans les ob- 

 servatious du magnétisme terrestre. Archives des sciences phys. et 

 nat, T. 34 p. 1. 1857. 



die, bei welchen spater damit Beobachtungen an- 

 gestellt werden. 



2. Nach der Magnetisirung soll man die Tempera- 

 tur der Magnetstâbe 20 — 30 Maie zwischen der 

 Temperatur der Magnetisirung und der niedrig- 

 sten, der sie spater ausgesetzt werden sollen, 

 variiren. 



3. Der Temperatur-Coefficieut des Magnetstabes soll 

 erst dann bestimmt werden, nachdem man densel- 

 ben den erwahnten Operationen unterworfen hat. 



Genau nach diesen Regeln habe ich, unterstiitzt von 

 Herrn Pernet, am Vo,. November 1871 — nachdem 

 sie schon einmal einige Tage vorher nahezu derselben 

 Procedur unterworfen worden waren — folgende Ma- 

 gnetstâbe behandelt: 



Js 1 a und 1 h. Zwei Stabchen aus Wolframstahl von 

 60™'° Lange, 6'"'" Breite und 1T5 Dicke. von 

 Brauer in St. Peter sburg angefertigt und zum 

 magnetischen Universalinstrument gehôrig. 



j\° 2. Glasharter runder Stahlstab von 6™" Durchmes- 

 ser und 85""" Lange, an den Enden zugespitzt, 

 von Krause in St.Peterburg verfertigt. 



B 3 a und 3 b. Zwei runde Ablenkungs-Magnete zum 

 Magnetograph von 105°"° Lange und 10°"" Dicke 

 von Adie in London verfertigt. 



A^ 4. Stahlstab von 138""" Lilnge, 20™"' Breite und 

 2T8 Dicke fiir das Bifilar des Magnetographen 

 bestimmt und von Adie in London verfertigt. 



M 5. Stahlstab von 137'"'" Lange, 20""" Breite und 

 2T8 Dicke fur die Lloyd'sche Wage des Ma- 

 gnetographen bestimmt und ebenfalls von Adie 

 in London angefertigt. 



M 6. Hohler Cylinder von Wolframstahl, 80""" lang, 

 1 3°"" iiusserm und 1 0""° innenn Durchmesser von 

 Brauer in St. Petersburg angefertigt. 



]^. 7. Stahlstab von 128'"'" Lange, 9""™ Breite und 

 3T2 Dicke fiir das Bifilar-Magnetometer von 

 Krause in St. Petersburg angefertigt. 



Zu dem Eude wurde auf den Polen eines grossen 

 Electromagnets, den mir Herr von Jacobi freund- 

 lichst aus dem physikalischen Kabinet der Akademie 

 lieh,einMessingblechkasten wasserdicht so aufgesetzt, 

 dass die Polenden durch passende Offnungen im Bo- 

 den des Kastens hindurchgingen. Die auf dièse Pôle 

 aufzusetzenden Anker aus weichera Eisen , zu dia- 



