35 



des Sciences de Saint- Pétersbourg^. 



96 



magnetischeii Untersuchungen bestimmt, waren mit 

 horizoutaleu Bohrungeu von circa 25""" Weite ver- 

 seheu, in welche Cyiinder aus weichem Eisen genau 

 passten. Zwischen die schneidenartig zngescharften 

 Enden dieser Cyiinder wurden nun die zu raagnetisi- 

 rendeu Stahlstabe eingeschaltet und dabei das in der 

 Wanne befindiiche, umgebende Wasser durch einge- 

 leiteten Wasserdampf bestândig auf 45° C. erhalten. 

 Die Erregnng des Electromagnets erfolgte durch 8 

 constante Bunsen'sche Elemente von grosser Ober- 

 flache, wie sie Ruhmkorff seinen grossen Inductions- 

 apparaten beigiebt. Es geniigte dabei selbst fur die 

 hârtesteu und grôssten der obigen Magnetstabe ein 

 einmaliger kurzer Schluss, um sie bis zur Sàttigung 

 und sehr regelmiissig zu magnetisiren. 



Nach erfolgter Magnetisirung wurde zunilchst der 

 Magnetismus aller Stabe approximativ nach der Ablen- 

 kungsmethode bestimmt, darauf ihre Temperatur 20 

 Maie nach einander durch abwechselndes PJintauchen 

 in eine Wanne mit Wasser von 40° C. und in ein, 

 durch einç umgehende Kâltemischung bestândig aûf 

 — 16° C. erhaltenes Spiritusbad zwischen diesen 

 Temperatur -Grenzen variirt und endlich ihr Magne- 

 tismus neuerdings nach derselben Méthode unter- 

 sucht. Es ergab sich dabei, dass durch die Tempe- 

 ratur- Variation das maguetische Moment derKrause'- 

 schen Stabe durchschnittlich nur um 0,1 , das der 

 Brauer'schen um 0,15 und ara meisten, nâmlich um 

 0,2 — 0,25 des ganzen Betrags, dasjenige der eng- 

 lischen abgenommen batte. 



Die Temperatur-Coefficienten der Magnete 1 a und 

 1 h habe ich am "/03 und '-/o^ November 1871 durch 

 Ablenkungsbeobachtungen vermittelst des ira Reper- 

 torium fur Météorologie beschriebenen magnetischen 

 Universalinstrumentes'^) bestimrat. Die doppelwandige 

 Biichse zur Aufnahme des Ablenkungsmagneten wurde 

 dabei das eine Mal mit kaltem, das andere Mal mit 

 warmera W^asser gefiillt und jeweilen zur Eliraiuation 

 der Variationen des magnetischen Meridians sowohl 

 wie der Temperatur der doppelte Ablenkungswiukel 

 durch zweimaliges Umlegen des Magneten gemessen. 



Indem ich zuerst von hôhererzu niedriger Tempe- 

 ratur und spater von niedriger zu hijherer iibergieng, 

 fand ich so fur den Stab 1 a: 



13) Wild, liber ein neues magnetisches Universal - Instrument. 

 Repertorium fiir Météorologie, T. III, JVî 2, 1872. 



t. 



L 



9i 



1) 31°6 C. 2^7 C. 20°48' 0" 21°2'46" 



2) 34,3 4,7 20 44 50 21 23 



Daraus folgt nach Gleichung 13' fiir fallende Tem- 

 peratur : 



[jL=: 0,000370 



und fur steigende Temperatur: 



1». = 0,000400. 



Beim 2ten Magneten 1?) wurde nur bei steigen- 

 der Temperatur beobachtet und zwar ergab sich da: 



h 



©■ 



34°50 



also: 



0?25 20°3'47 

 [j. = 0,000516. 



?2 



20°26'27;' 



Dièse Coefficienten kônnen nahezu auf die verlangte 

 Genauigkeit von rt 0,000003 Anspruch macheu , da 

 dièses Instrument Winkel bis auf zt 10" ganz sicher 

 bestimmen lasst und die Temperatur der Magnete mit 

 einera Fehler von hôchstens ± 0°2 erhalten wurde. 



Von den ùbrigen Magneten mit Ausnahme von 6 

 haben die Herren Pernet und Mielberg gemein- 

 schaftlich die Temperatur-Coefficienten ebenfalls nach 

 der Ablenkungsmethode im November 1871 bestimmt; 

 sie bedienten sich aber dabei des Unifilars des Magne- 

 tographen ohne den Weber'scheu Kunstgriff. Die Ge- 

 sammtablenkungen betrugen durchschnittlich w = 200 

 Scalentheile und die Ablenkungsdifferenz fur eine Tem- 

 peraturdifï'erenz S = 30° C. war nahezu v = 3 Sca- 

 lentheile bei einer Genauigkeit der Ablesung Sv = 

 ±0,1 Scalentheil uud der Temperaturbestimmung 

 db = ± 0°1 C. Aus Gleichung 14 folgt aber: 



d^ 



' n.S-' 



t.dn_ 



also ist, wenn wir hier die vorstehenden Werthe ein- 

 fiihren und dn= ± 1 Scalentheil setzen: 



(?li. = ±0,00001667 qr 0,00000167^10,00000250. 



Ira uugiinstigsten Falle wird somit der Fehler der 

 nachsteheuden Coefficienten sein: 



(il*. = ±0,00002034. 



Es ist nilmlich der Temperaturcoefficient zwischen 

 und 30° fur 1° C. nach diesen Bestimmungeu bei: 



