471 



Bulletin de l'ytcadëmie Impériale 



472 



donc comme un robinet en offrant sur lui de certains 

 avantages. Lors des observations on amène le mercure 

 dans ce tube de fermeture (D) jusqu'à un trait marqué 

 d'avance. Le second tube capillaire descendant (E) sert 

 pour communiquer le vase ovoïde à un baromanomètre 

 à siphon servant à déterminer les pressions. Ce baro- 

 manomètre se compose de deux tubes de 20""° de 

 diamètre, ce qui permet d'éviter la correction pour la 

 capillarité ; l'un de ces deux tubes est le baromètre 

 haut de 1200'"". Dans l'autre tube, formant la seconde 

 bouche, on peut toujours amener le mercure d'une 

 manière très exacte au même niveau à l'aide d'un 

 mécanisme spéciale. La méthode que nous avons em- 

 ployée, pour remplir le baromètre de mercure et pour 

 déterminer la correction dépendante de l'élasticité de 

 l'air resté dans le vide, sera exposée dans un mémoire 

 détaillé. Nous remarquerons ici seulement, que la plus 

 grande de ces corrections (à 650'°™ de pression) était 

 égale 0,14"'°' et qu'à de petites pressions elle ne dé- 

 passe pas 0,04'°™. La branche manométrique de cet 



appareil a été calibrée et nous avons trouvé que le 

 volume ocuppé par l'air, entre le niveau jusqu'auquel 

 le mercure était amené dans le manomètre, le trait 

 sur le tube de fermeture (D) et sur le tube capillaire 

 ascendant (C) équivalait dans la plupart des expérien- 

 ces à 30 gr. de mercure. Quant au volume d'air, par 

 lequel les expériences ont été commencées, il n'a jamais 

 été inférieur à 1000 gr. de mercure, de manière que 

 le plus petit des volumes observés correspondait à 

 1 kilogr. et le plus grand à 45 kilogr. Les pesées ont 

 été corrigées et se faisaient avec une précision de 

 0,01 gr. La température de la principale masse d'air 

 (dans le vase A) était maintenue égale à 17°500 et 

 mesurée par un thermomètre spécial, placé dans la cuve 

 et divisé en 50"° de degré. Pour les petites varia- 

 tions de température ne dépassant pas 0°020 on faisait 

 une correction des volumes. De même une correction 

 a été introduite pour la température de l'air qui se 

 trouvait dans le manomètre. 



Pour donner un exemple des valeurs de toutes les 



corrections des volumes nous citons les données d'une 

 de nos expériences, celle du 10 février. 



Nous avons observé les pressions au baromanomètre, 

 dont nous avons parlé plus haut, et nous les avons 

 exprimées en colonne de mercure à la température de 

 17°5 en millimètres. Les déterminations se faisaient 

 par le moyen d'une comparaison avec un mètre étalon 

 calibré, qui lui-même avait été comparé par M. Tresca 

 et l'un de nous avec le mètre normal qui se trouve 

 au Conservatoire des arts et métiers de Paris. Nous 

 nous sommes servis pour la comparaison d'un cathé- 



tomètre de M. Brauer, modifié de manière à avoir la 

 possibilité de faire les corrections pour la centration, 

 le niveau et le micromètre*). Nous avons introduit aussi 

 les corrections pour la température du mercure , la 

 température du mètre, ainsi que pour l'élasticité de 

 l'air qui se trouvait dans le vide barométrique. Voici 

 la table des pressions observées, correspondantes aux 

 observations des volumes citées plus haut. 



4) La précision désirable des observations du point de ménisque 

 a été atteint en projetant son image sur le ballon en verre dépoli 

 d'ulie lampe à éclairer. 



