441 



des Sciences de Saint -Pt^tersbourg:. 



442 



In unsereiu Clima bewirkt bel den meisten der ge- 

 brauchliclien Verdunstungsmesser der Umstand eine 

 wesentliche StOrung in ihrcr Function, dass das Was- 

 ser wahrend eines Theils des Jahres in dcnselben 

 gefriert. Aile Atmometer, bei welchen die Verdiin- 

 stungsgrosse durch die Ausmessung der Wasser-Vo- 

 lumina bestimmt wird, versagen unterhalb 0° iliren 

 Dieust luul werdcn sogar dabei leicht bescliadigt. Der 

 Vorscblag, dièse Instrumente zum Zweck der Beob- 

 achtungen in das warme Zimmer zu bringen, dort das 

 Eis aufthauen zu lassen und dann die Volumsmessung 

 auszufûhren, rauss durchaus als mit zu vielen bcdeu- 

 tenden Fehlorquellen vcrbundeu verworfen werden. 



Wenn es sicli also darum handelt, ein Atmometer 

 zu construiren, welches im Sommer und im Winter 

 auch in kâlteren Climaten gleich gut functioniren 

 soll, so kann nur die Wiigungsmethode in Betracbt 

 kommcn, welche vom Aggregatzustande des "W assers 

 unabhangig ist. Dieser Metbode in der gewôbnlichen 

 Art und Weise ihrer Ausfiibrung hat man mit Recht 

 vorgeworfen, dass sie zu umstandiicb sei. Es schien 

 mir daher eines Versucbes werth, durch Anwenduug 

 einer sogeuannten Sortir- oder Zeigerwage, mit Auf- 

 geben eines Theils der Genauigkeit, ein praktischeres 

 Instrument dieser Art zu construiren. So entstand der 

 Apparat , der in der nebenstehenden Figur darge- 

 stellt ist. 



Wagc 



getragene Wag- 



Bei einer Sortirwago A mit 



Eiscngcstell ist 



die 



vou dcm Stift J^ iiber der 

 schale entfernt und durch eine auf diesen Stift auf- 

 zusetzende kreisformige Messingschale C von 250 

 Quadratcentim. Oberflilchc (178,4 Millim. Durchmes- 

 ser) und 25 Millim. Tiefc crsetzt. Der Gradbogen G, 

 langs welchen sich die Zeigerspitze D des untern 

 Wagbalkenendes bewcgt, ist so eingetheilt, dass je- 

 dem Theile 0,2 Millim. Verdunstungshohe in der Ver- 

 dunstungsschale C entsprechcn. Zu dem Ende muss 

 also bei der obgenannten Oberflitche der Verdunstungs- 

 schale jedem Theile des Gradbogens eine Gewichts- 

 differenz der Schale von 5 Grammcn entsprechen. 

 Fiir 0,1 Mm. Verdunstungshohe betrâgt dann der Aus- 

 schlag noch '/^ Gradbogentheil, resp. die Gewichtsdiffe- 

 renz 2*/^ Gramme, was leicht und sicher zu schàtzen 

 ist. Damit bei der Aussetzung der Wage im Freien 

 die atmospharischen Einflûsse nicht einerseits die 

 Wagung selbst storen und andererseits die Eisentheile 

 der Wage insbesondere deren Schneiden angrcifen, 

 ist die Wage in ein kleines Glaskàstchen E gestellt. 

 Der Deckel des letzteren besteht aus zwei vcrschieb- 

 barcn Tlieilen; fiir gewohnlich ist derselbe geschlossen 

 und die Wagschale, von der Wage abgehoben, ruht 

 unmittelbar auf ihm auf. Zur Zeit der Messung wer- 

 den die beiden Deckelhalften zuriickgezogen, wobei 

 sich die Verdunstungsschalc auf den Stift B der 

 Wage aufsetzt und damit zugleich in den Glaskasten 

 hineinsinkt. Dadurch wird sie bei der Wagung der 

 Einwirkung des Windes entzogen, was noch sichercr 

 durch ein Zuschieben des Deckels erzielt werden kann. 

 Die Ablesung des Zcigerstandes geschieht durch die 

 vordcre Glaswand des Kiistchcns; um die Wage noch 

 besser vor dem Rosten zu schùtzen, ist neben dieselbe 

 auf dem Boden des Kiistchens eine Schale F mit 

 Chlorcalcium oder concentrirter Schwefelsiiure ge- 

 .stellt, welche hic und da zu erneuern sind. 



Der Apparat wird an einem vor Schnee und Regen 

 gpschiitzten Orte, sonst abcr moglichst frei exponirt 

 aufgestcllt — bei uns steht cr in dor Holzhiittc, in wel- 

 cher sich die Thcrmometcr befindcn. Die Bcobachtungs- 

 weise dcsselbcn ist eine schr einfache: die Verdun- 

 stungsschale wird zu der Zeit, wo man das Instru- 

 ment gewohnlich zu beobachtcn pflegt, bis zu 5 IMillim. 

 vom Randc mit destillirtcm (oder filtrirtom Regen-) 

 Wasser gcfiillt, auf die Wage aufgesctzt und der Zei- 

 gerstand am Gradbogen abgelesen. Darauf hebt man 



