91 



Bulletin de l'/^cadémie Impériale 



99 



gen oder es darf auf eine Lange von 760"'"' das eine 

 Ende der Scale von einer Vertikalen durcli das andere 

 Ende im Maximum 4""" zur Seite abweichen. Es ge- 

 aiigt also , zur Vertikalstelliing des Barometers neben 

 dem Maasstabe cin Loth aufzuhiiugen and nach dem 

 Augenmaasse den erstern dem letzteru parallel zu 

 machen. 



6) Fehier der Maasstabs-Theilung. 



Da Metcrmaasstilbe selbst aus den renommirtesten 

 Werlcstatten eifahrungsgemiiss nicht bloss in ihren 

 Unterabthcilungcn relative Feliler von mehrereu 

 Hunderstel Milliiuetern, sondern auch in ihrer 

 ganzen Liiuge absolute Fehier besitzen, wclche meh- 

 rere Zehntel des Millimetcrs erreichen, so ist die 

 Vérification des Barometer-Maasstabs nach cinem 

 authentischen Normalmeter sowic eine Uatorsuchung 

 wenigstens der Decimeter seiner Tlicilung unerlasslicli, 

 wenn eine Genauigkeit von rt 0,01'""' im absoluteu 

 Stande verbiirgt werden soil. 



7) Elaslische Lângen-Andeiung des Maasstabs. 



- Wenn der Maasstab des Barometers in der iibli- 

 chen horinzontalen Lage in cinem Langen-Comparator 

 mit eineni Normalmeter vergliclien worden ist, danu 

 in vertikaler Stellung beim Baromoter am oberen Ende 

 aufgebâugt wird und dabei, wie dies hautig der Fall 

 ist, noch das ganze oder wenigstens den grôssern 

 Theil des Gewichtes des Barometers zn tragen bat, so 

 wird seine Liinge gegeniiber der im Comparator ge- 

 fundeuen in Folge der Elasticitat vergrossert. Dièse 

 Dilatation erreicht ohne elastische Nachwirkung be- 

 reits 0,01'"'" , wenn das am Maasstabe hlingende Ge- 

 wicht 0,8 Kilogramm pro 1 D "'"' Querschnitt dessel- 

 ben betragt. Es ist also bei Normalbarometern zu 

 vermeiden, den Maasstab staik zu beschworen , resp. 

 ihn als Aufliiingung fur das Barometer zu benutzen. 



8) Ëinflnss von Uas in der Toricelli'sclien Leere. 



a) Da man a priori nie ganz sicher seiu kann, dass 

 es bei der Fiillung des Barometers gelungen sei , voU- 

 kommen aile Luft zn entfernen, so ist es fiir eigentl. 

 Normalbarometer durchaus gcboten , sich von der ge- 

 niigenden Leere des Kaumes oberhalb des Quecksil- 

 bers im geschlossenen Schenkel nach der von Arago 

 angegebenen Méthode zu iiberzeugen resp. den allfal- 



ligen Fehier von noch vorhandeuer Luft nach dieser 

 Méthode zu bestimmen. '^) 



h) Wie vollkommen ûbrigens auch die Toricelli'sche 

 Leere von fremden Gasen befreit worden sein raag, 

 eiuGas bleibt nothwendig darin, namlich der Queck- 

 silber-Dampf. Leider sind die Bestimraungen, wel- 

 che Régnault ûber die Spannkraft des Quecksilber- 

 dampfes bei verschiedenen Temperaturen gemacht hat, 

 der Kleinheit der zu bestimmeuden Grosse halber in- 

 nerhalb der gewohnlichen Temperatur-Scale, d. h. etwa 

 von bis 50"" zu unsicher, um sie in unserm Falle, 

 wo wireine Genauigkeit von rt CjOl"" beanspruchen, 

 verwerthen zu konnen. (Die Genauigkeit der Kégnault'- 

 schen Messungen betrug im Durchschnit bloss 0,1 """). 

 Immerhin kann man dièse Spannkraft bei 20° C. zu 

 ungefahr 0,03'"'"ansclilagen und annehmen, dass sie 

 fiir ± 5'^ Abweichung von dieser Temperatur auch um 

 nicht meiir als dt 0,01 '"'"sich verandere — Hait man 

 sich also bei den Barometermessungen inner- 

 halb der Temperaturen 15 — 25° C. so kann 

 man die absolut noch nicht genau anzugebende 

 Correction wegen des Quecksilberdauipfes in 

 der Toricelli'sche Leere als constante Grosse 

 betrachten, welche zur Erzielung absoluter 

 Werthe spiiter an allen Resultaten nach Be- 

 lieben auzubringen ist. Bis genauere Bestini- 

 mungen vorliegen, wird es besser sein, sie all- 

 gemein wie bis dahin = zu setzen. 



9. Ëinfloss der Capillaritàt. 



a) Die capillare Dépression, welche das Quecksilber 

 in Glasrohren erfiihrt, ist bekanntlich eine so unge- 

 mein variable Grosse, dass wir dièse Variabilitiit 

 erst bei Rohren von ungefar 20""° innerm Durchmesser 

 als innerhalb der Grenzen von ±0,01'""' gelegen be- 

 trachten konnen und dass ihr absoluter Betrag erst 

 bei solchen von etwa 24'"'" innerer Weite sicher nicht 

 mehr als 0,01""" erreicht. Die Rohren eigentlicher 



6) Zu Dem, was ich beieits in raeiner Notiz ûber eiu neues Heber- 

 Baroraetci- (dièses Bulletin T. XXI. p, 88) libeA' die von Siljestrijm 

 eiuerseits und Mendelejew und Kirpitschow anderseits erho- 

 benen Zweifcl an der Gultigkeit des Mariotte'schen Gesetzes bei 

 niedrigen Drucken bemerkt habe, ist jetzt nachzutragen, dass kûrz- 

 lich Amagat (Ann. de pbys. et di. 5" série. T. VIII. p. 270. 1876) die 

 WiderspruchojenerForscher durcli eiue experimeutelle Bestiitigung 

 des Mariotte'scben Gesetzes auch bei kleiaeu Drucken ausgeglichen 

 und damit audi die Braucbbarkeit der Arago'schcn Metbode wieder 

 befcstigt liât.' 



