S9 



des Sciences de Saint - Pëtersbourg:. 



90 



Messiugs fiir l^'C. : m boi eiuer mittleni ïemperatur 

 von 20^ C. den Wertll: 

 ^w=0,000018007 



angenommcii liabe. Dioser Wertli weicht im Durch- 

 scbuitt voit deii verscliiedcuen bosseni Bestimmuiigen 

 dieser Grosse bloss iim: ±0,000000423 ab luid ge- 

 ntigt also aucb der weitern Bediiignng, dass die Un- 

 sicherbeit des Aiisdelinuugscocfficientcn m ebeufalls 

 iiiclit grosscr als: 



rfOT=± 0,00000006 

 sein soll. 



Da es sebon zur Sicberbeit der Bestimminig der 

 Quecksilberteinperatur notbwendig ist, dass die Tem- 

 peratnr des Beobacbtuiigslocals nur sebr langsam 

 variire, so lîann in der Regel fur Scale und Queck- 

 silbci- dieselbe, dnrcii das erstere Tbei-monieter an- 

 gegebene Tempcratur angenommen werden. In dieseiu 

 Fall niinnit die Réduction auf 0° die einfaclie Form: 



— ((/- — m).t.h 



au, \V() // den Baromeforstaiid darstellt nnd wenn wir 

 an unsern obigen Zalilonwertlien festliabeu: 



ry~w = 0,00010201 



zu setzen ist und die Unsicberbeit dièses Factors wie- 



der bloss 



±0,00000006 



betragen darf. Ilierans wiirde folgen , dass fiir absolute 

 Messungen zur Réduction auf 0° luiter den verbreitetern 

 Tafeln nnr die von Guyot sowie von Pobl und Scba- 

 bus benutzt werden diirfcn/) 



3) Eintiuss der Variation der Schvvere. 



Fiir absolute Bestimmuiigen ist die Scbwere-Cor- 

 rection am Baroraeterstande jeweilen anzubringen , so 

 oft der betrcffende Ort in seiner Breite um mebr als 

 8 Bogen-Minnten (2 geogr. Meilen) von 45°abweicbt 

 odcr sicli um mebr als 42 Moter iiber dasMceresniveau 

 erbcbt. Es muss also zu dem Ende stets die geogr. 

 Breite des Beobaclitungsortes und seine Hôlie iiber 



4) Nehmeu wir fiir q den seit Erscbeiuen meiuer ob'erwiiliuteu 

 Abliaiullung herechneten Wûllnor'scben Werth fur q an, so wird 



g — m = 0,0001 6365 



und lu dicseni Fall gentigt fiir eine Geuanigkeit vnu ifcOjOl' keine 



der vorliaudeneu Roductionstafelu, imter deiipu danii die von Kiinitz 

 der Walirheit noch am uiichsten kommt. 



Meer angegeben werden. Bei blossen Vergleicbungeu 

 vO!i QuecksUber-Barometern an demselben Orte fitUt 

 selbstverstandlicb diesc Correction weg. 



4) Ëinfluss der Veruureiuigung des Quecksilhers. 



Nebmen'wir als specifiscbes Gewicht des cbemiscb 

 reinen Queksilbers bei O"" bezogen auf destill. Wasser 

 imMax. seiuer Dicbtigkeit (4''C.)den von Régnault'"') 

 bestimmten Wertb 



13,595» 



an, so darf das specif. Gewicbt dos verunreinigteu 

 Quecksilbers imBarometer von jener Zabi keine grôs- 

 sere Abweicbung als: 



±0,00018 



zeigen, \vcnn dadurcb der Barometerstaud um nicbt 

 melir als ± OjCl^^afficirt werden soll. 



Eine Bestimmung des specif. Gewicbts des zu Nor- 

 inalbarometern verwendeten Quecksilbers oder we- 

 nigstcns seiner Relation zu dem von faktiscb reinem 

 (^Uiecksilber ist also unerliisslicli. 



5) Ëiiilliis.s der schiefen Sleiluug des Maasstabs. 



Der Neigungswinkel der Scale des Barometers ge- 

 gen die Verticale darf bocbstcns 17%Minuteu betra- 



5) Relation des Expériences pour déterminer etc. p. 158. Da 

 Régnault weder an dieser noch andereu Stelleu seines Werkes au- 

 gibt, ob die von ibni beniitzteu Gevvicbtssiitze vou ibm sclbst geuau 

 verifîcirt wbrden seieu, so erscheiut es uicht liberfiiissig, bier noch 

 das Résultat eigeuer beztiglicher Bestimmungen auzufiibren, welcbe 

 icb seiuer Zcit durcb liydrostatiscbc Wiigungen, also nacb einer von 

 Régnault abweicbenden Metbode mit deu genau verifîcirten Ge- 

 wicbtssiitzen der eidgen. Normaleicbstiitte in Bern erhalteu babe. 

 Fiir das specif. Gewicht des Quecksilbers im Normalbaromcter des 

 physikal. Kabiuets in Bern fand ich namlich (v. moinen Bericht 

 liber die Reform dor Scbweizeriscben Urmaasse, Denkschriften der 

 Schweiz. Naturf. Gcsellschaft von 1868, Seite 139, 151 und 155): 



13,5956, 

 wciche Zahl ich bis ± 0,0001 als absolut ricbtig verbiirgeu kanu, 

 wahrend icb allerdings der vollkommenen Reinbeit des Quecksilbers, 

 da es vor der Reinigung mit verdiinuter Salpetersiuire uicht destil- 

 lirt wordeu war, nicbt so absolut sicher bin. Zur selbenZeit unter- 

 suchte icb auch das etwas wenigcr reine Quecksilber des Normal- 

 barometers der eidgen. Normaleichstii,tte selbst uud fand fiir dièses 



''^"^^■"■'"^^ 13,5953. 



Ich glaube, dass dièse Werthe um so mebr eine willkommene vor- 

 lUufige Bestatigung der Richtigkeit der obigen Réguault'schen Zahl 

 fiir das specifische Gewicht des roiiiou Quecksilbers bei 0" bezogen 

 auf Wasser bei 4° G. darbieten diirften, als die Bestimmung dieser 

 Constanteu bis zu der angogeUen Genaiiigkeitsgrenze die Vereini- 

 gung mancher giinstiger Umstiindo erhciscbt uud daher nicbt Je- 

 dermauns Sache sein kann. 



