161 



des Sciences de Saint -Pëtershonr^. 



163 



pertoriura ftir Météorologie T. IV pag. 52"! fiir das 

 Anemonieter Casella (7?) anuehraeu zu diirfen; uâm- 

 lich: 



— 2 '> 



2,814^ d. h. 



die Windgeschwindigkeit v, in Kilometern pro Stunde, 

 ist gleicli 2,2 Kilometer i. e. gleich der Windstârke, 

 die eben das Anemonieter in Bewegung zu setzen im 

 Standc ist — plus 2,814 mal den wâhrend einer 

 Stunde von den Mittelpunkten der Anemometerscha- 

 len durclilaufenen Weg, ebenfalls in Kilometern aus- 

 gedriickt. Letztre Constante sollte nacli dei' Robin- 

 son'schen Regel mit Vernachlàssigung der Reibungs- 

 coustante = 3 gefunden sein. 



Nach obiger Formel berechnet, wâre somit die 

 mittlere Windgeschwindigkeit wâhrend der ganzen 

 Zeit der Vergleicluing beider Anemoraetcr =21,8 

 Kilometer pro Stunde gewesen. 



Nehmen wir als wahrscheinliche Reibungsconstante 



des electrisch-registrirenden Standard (A) 4,0 an — 

 wolche die gleiche Constante fiir Anemonieter Brow- 

 ning und Breguet wegen schwereren Schalenkreuzes 

 iibertreffcn, jedoch unter dem Betrage der Reibungs- 

 constante des mechanisch-registirenden Anemometers 

 Adic bleiben sollte — so ergiebt sich ans der Glei- 



cliung: 



" 21,8 = 4,0 -4- &. 8,935 



die zweitc Constante des Standard (A): h := 1,992 

 und wiirden wir im Folgenden die wahven, fiir Stan- 

 dard (A) geltenden, Windgeschwindigkeiten nach der 



Formel 



t; = 4,0-Hl,992ir 



zu berechnen haben. 



Auch mehrere der iibrigen von Herrn Fenwick 

 Stow gebrauchten Anemometer haben mit einigen 

 von mir verglichenen sehr angenâhert gleiche Dimen- 

 sioneu: 



Voii Fenwick Stow vcr^ 

 Anemometer. 



lichene 



Durchmes- lEntfenning 

 ser der derSchaleu- 

 Schalen. centren. 



Standard Kew pattern. 0T229 0^610 



I; 1 Casella's 0,07G ; 0,170 



» 2 und 3 Negretti und Zembra 0,094 j 0,170 



» 4 Adie's : ; 0,102 0.142 



» 5 Adie's mit verkurzten Ar- 



men : 0,102 : 0,102 



» 6 Adie's mit verlângertenj j 



Armen 0,102 \ 0,229 



» 7 Adie's mit langeren Armen 



und grossere Schalen. . . . 0,117 , 0,285 



n 8 Adie's mit conischenScha-' j 



len ! 0,102 1 0,142 



Von mir gepriifte Ane- 

 mometer. 



Adie 



Casella 



Marine Anemometer 

 Electr.-registr 



Nowikof. 

 Breguet . 



Durchmes- 

 ser der 

 Schalen. 



Enifernung 



derSchalen- 



centren. 



0^209 

 0,076 

 0,093 

 0,104 



0,096 

 0.108 



07624 

 0,171 

 0,154 

 0,155 



0,219 

 0,280 



Berechnet man die Reductionsformeln fiir die iibri- 

 gen Anemometer ans den von Herrn Fenwick Stow 

 gegebenen vergleichenden Daten auf gleiche Weise, 

 wie dièses fur das Standard-Anemometer [A] geschah, 

 d. h. mit Beriicksichtiguug der mittleren Anemome- 

 tergeschwindigkeiten wâhrend der gansen Versuchs- 



zeit, bei bekannter absoluter Windgeschwindigkeit, 

 und der Annalime der ersten Constanten nach Analogie 

 mit den von mir gepriiften Anemometeru gleicher Di- 

 mensionen, so erhàlt man folgende Anemometer-For- 

 meln: [Casella v = 2,2 -4- 2,814/!:.] 



Standard, Kew pattern. . . v = 4,0 -t- 1,992 ^ Adie v = 5,3-^2,0MK 



JV» 2 u. 3 Negretti u. Zambra = 2,0 -+- 2,805 K Marine Anemometer .... = 3,1 -+- 2,548 K 



A^ 4 Adie == 2,5 -^ 2,661 A' Electrisch-registr. 1; 4 . . = 2,5 -*- 2,529 K 



.A» 5 Adie =2,0-^2,983 A 



j\n 6 Adie = 2,0-*-2,741 Z Nowikof = 1,8 -+-2,898 ZiC 



A» 7 Adie = 3,0 -^- 2,450Z Breguet =3,7-^2, 501Z 



M 8 Adie (conisch) =2,0 



Tome XXin. 



3,423 Ti: 



u 



