1.57 



des Sciences de Saint -Pëtersboupg. 



a5«i 



dingt namlich das Auftreten eines quadratischcn Glie- 

 des der Schalengesclnvindigkeit im Ausdruck fiir die 

 Windgeschwiiidigkeit(Gleichung 13) uiid dies liât zur 

 Folge, dass streng genommen "Wind-Integrale uur 

 fiir solche Zeitintervallo gebildet wcrden kôuneu, 

 wàhrend wclclier die erstere resp. letztere als constant 

 zu betrachten ist. Dies aber wûrde, wenn das quadra- 

 tische Glied niclit, wie es scheint, einen verlialtniss- 

 massig kleinen Werth bchalt, die Benutzung der 

 Robinson'schen Anemonieter zu Anemograplien sehr 

 erschweren und z. B. fiir den Componeiiten- Anemo- 

 graph des Hni. v. Oettingen ganz unbrauchbar ma- 

 chen. Bei der Construction der Anemometer wird 

 raan also suclieu raiissen, die seitliclie Lager-Rcibung, 

 etwa durcli Frictiousrollen, raijglichst zu verraindern. 

 Jedenfalls aber erscheint es geboten, zur genaueren 

 experimentellen Bestimmung gerade dieser liôbern 

 Glieder die Anemometer auf den Rotationsapparaten 

 auch bei grôssern , 1 0'" iiborsteigenden Gescliwindig- 

 keiten zu priifen und zu untersuclien. 



Nachdera die Thiesen'scbe Théorie des Schalen- 

 Anemometcrs nun willkomraene und notliwcudige An- 

 lialtspunkte zu einer weitern experimentellen Priifung 

 und Constanten - Bestimmung des Robinson'schen 

 Anemometers gegeben liât, werden dièse Untersu- 

 chungen aucli bei uns wieder aufgenommen werden. 

 Ich habe zu dem Ende, um die Bewegung des Rota- 

 tionsapparates bequemer zu machen und grôssere Ge- 

 schwindigkeiten von liinlânglicher Constanz erzielen 

 zu kônnen, im grossen Saale einen Schmidt'schen 

 Wasser-Motor (Turbine) von einer Pferdekraft aufstel- 

 len lasseu, welcher durch eine Riemeniibertragung der 

 Axe des Rotationsapparates je nach der Offnung des 

 Wasserhahns eine schnellere oder langsaraere Bewe- 

 gung ertheilt. So ist denn Aussicht vorlianden , dass 

 dieLiickcn undUnvollkommeuhciten, welche Hr. Doh- 

 randt selbst in seiner ersteu Untersuchung signali- 

 sirt hat , in nicht gar ferner Zeit ausgemerzt und zu • 

 gleich aucli die Grenzeu der Anwendbarkeit des Ro- 

 binson'sclien Anemometers ohnc weiterc Complica- 

 tionen sicherer bestimmt werden. 



Fassen wir zuni Schlusse noclimals Ailes zusammen 

 so wird nian aus der Darlegung der gegenwartigci 

 Leistungsfàliigkeit der verschiedenen Anemometer un- 



mittelbar cntuehmen , dass sie in der That aile ohno 

 Ausnahme zur Zeit noch nicht eine nur einigermaassen 

 befriedigende absolute Messung der Geschwindigkeit 

 oder des Druckes des Windes gestatten. 



Diesera Zustand der Anemometrie aber wird bei 

 der Unzulânglichkeit der gegenwartigen Entwickluug 

 der Aërodynamiknur durch ein gemeinsames, wechsel- 

 seitig sich ergànzendes Vorgehen von Théorie und 

 Erfahrung abzuhelfen sein , wobei man sich , um die 

 betreffenden Gesetze sicherer ermitteln zu kônnen, 

 niclit auf so geringe Geschwindigkciten beschràukeu 

 darf, wie sie bis dahin bei den meisten bezuglichen 

 Untersuchungen allein gebraucht wurden. 



Aber auch dannzumal, wenn durch derartige Unter- 

 suchungen die Théorie der Anemometer bedeutend 

 weiter als jetzt vorgeschritten sein wird, wird es stets 

 notliwendig sein, an concreten Instrumenten von Zeit 

 zu Zeit neue Bestiinmungen derjenigen Constanten 

 der Théorie vorzunehmen, von welchen die numeri- 

 schen Angaben der Instrumente abliangen werden. 

 Zur Zeit aber gibt es nur eine bequeme und sichere 

 Méthode hiefiir, d. i. die Vérification mit dem Rota- 

 tions-Apparate. Es ist also wiinschenswerth, dass 

 wenigstens die grôssern Central- Anstalten mit solchen 

 Apparaten ausgeriistet seien, um zu jcderZeit in ahn- 

 licherWeise Verificationen von Ancmometern ausfuh- 

 ren zu kônnen, wie sie bereits solche von Thermome- 

 tern, Barometern, etc. besorgen. Von dcrartigen Ideen 

 geleitet habe ich seiner Zeit den oberwahnten Rota- 

 tions-Apparat im physikal. Central - Observatorium 

 cinricliton lassen und auch die Mittel nicht schoneu zu 

 mussen geglaubt, um ihn neuerdings in der bereits 

 geschildertcn Weisc zu vervollkommnen. 



Hat man auf diesc Weise die Constanten eines gu- 

 ten transportablen Anemometei'S, wir wollen es Nor- 

 mal-Aneraometer heissen, bestimmt, so halte ich es 

 nach den vorliegenden Erfahrungen trotz der entgegon- 

 gesetzten Meinung des Hrn. Robinson fiir durchaus 

 ausrcichend, die Constanten anderer, hisbosondcre fixer 

 Anemometer der Anemographen dadurch mittelbar zu 

 bestimmen, dass man sie neben einander in gleicher 

 Hôhe und in nicht zu kleiner Distanz im Freien aufstellt 

 und lilngere Zeit hindurch bei wechsclnden Vvindstar- 

 ken ihre Angaben vcrgleicht. Zur Bekraftigung dessen 

 habe ich Hrn. Dohrandtveranlasst, eine von ihm aus- 

 gefiihrte Berechnung der Constanten der Anemometer, 



