153 



des Sciences de Saint • Pétersbourg-. 



134 



seiner Abwesenheit zuerst Dr. Mitgis und nacli dessen 

 Tode Herr Max Thiesen versucht, von welcliera dem- 

 nàchst im Repertorium fur Météorologie Bd. V. JVs 1 1 

 eine beziigliche Arbeit: «Zur Théorie des Robin- 

 son'sclien Schalen - Anemometers » erscheinen 

 wird. Die letztere enthàlt, soweit dies tiberhaupt zur 

 Zeit und ohne begleitende Versuche moglicb war, eine 

 voUstandige theoretische Behandlung und tlieilweise 

 Lôsung dièses Problcms. 



Inzwischen hat aber Hr. Robinson selbst eine 

 kleine Abhandlung der R. Irish Academy am 13. Dec. 

 1875^^) vorgelegt, worin er erstlich die Versuche des 

 Hrn. Dolirandt einer Kritik unterwirft, sodann eine 

 etwas moditicirte, ira Principe aber gleiche Théorie 

 seines Anemometers gibt und endlich ausfiilirlich die 

 Art und Weise bespricht, wie er in Zukunft Versuche 

 mit einem Rotationsapparate einzuricliten gedenke, 

 um die Constanten der Théorie experimentell zu be- 

 stiramen. Da die Théorie wieder auf die Bedingungen 

 des statischen Gleichgewichts der wirkenden Krafte 

 basirt, so ist sie aus den schon oben angefiilirten Grtin- 

 den unhaltbar und ungeniigend, kann also auch im 

 Allgemeinen nicht als Hulfsmittel fur eine rationelie 

 Bestimmung der Constanten dienen. Nur eine schon 

 in der fruheren Abhandlung von Hrn. Robinson an- 

 gegebene Méthode, empirisch das Gesetz des Wiud- 

 drucks auf concave und convexe Kugelschalen zu er- 

 mitteln, welchevon Dr. Miigis weiter vervoUkommnet 

 und in dieser Form in der oberwahnten Abliandlung 

 des Hrn. Thiesen mitgetheilt ist, kann aucli nach der 

 strengern Théorie mit Vortheil benutzt werden. Was 

 dagegen die Kritik der Versuche des Hrn. Dolirandt 

 und die f genen Vorschlage des Hrn. Robinson zur 

 Modificirung des Rotationsapparates und der mit ihm 

 anzustellenden Untersuchungen betrifFt, so kann ich, 

 insoweit als dièse Ausstcllungen und jNIodificationen 

 nicht von Hrn. Dohrandt bereits selbst in seiner 

 Abhandlung angegeben und von Hrn. Robinson offen- 

 bar blos ûbersehen oder auch wohl missvcrstanden 

 worden sind, ihm nicht beistimmen. 



Ich werde kurz auf einige dieser Ausstellungen und 

 Modificationen hier eingehen, da sie ftir den Gebrauch 

 des Rotationsapparates im Allgemeinen von Wichtig- 



28) On the Theory of the cup anomometer and the détermina- 

 tion of its constants by Robinson. Proceedings nf the R. Irisrh 

 Academy 2. ser. Vol. II. Jan. 1876 p. 427. 



keit sind und leiclit in Zukunft zu Irrthiimern und 

 unniitzen Complicationen Veranlassung geben kônn- 

 ten. 



Hr. Robinson macht zunâchst die Ausstellung, 

 dass der Rotationsapparat bei den Versuchen des Hrn. 

 Dolirandt durch 2 INlanner getrieben worden sei und 

 daher keine gleichforraige Geschwindigkeit angenom- 

 men habe. Die Ubung der treibenden Manner einer- 

 seits und das grosse Tragheitsmoment des ganzen 

 Apparats anderseits hat indessen, wie aus den von 

 Hrn. Dolirandt angegebenen Détails der Beobach- 

 tungen zur Geniige hervorgeht, bewirkt, dass doch 

 innerhalb der Genauigkeitsgrenze der Versuche die 

 Bewegung als eine ganz gleichformige betrachtet wer- 

 den konnte. Hr. Dohrandt fand dièse Art, den Rota- 

 tionsapparat zutreiben, allerdings unbequem, aber nur 

 bei grôsseren Geschwindigkeiten ergaben sich daraus 

 storende Schwankungen des Apparats , welclie eine 

 Verbesserung derselben ftir die Zukunft durchaus ge- 

 boten erscheinen liessen. 



Hr. Robinson ist ferner der Meinung, man konnte 

 den Rotationsapparat aus so leichten Stiiben zusam- 

 inensetzen , dass die Luft im Saale dadurch nicht in 

 merkliche Bewegung versetzt wiirde. Anderseits gibt 

 er aber in seiner ersten Abhandlung selbst an , dass 

 sein Apparat zu schwach gewesen sei, um grossere Ge- 

 schwindigkeiten als 5'" pro sec. damit zu erzielen. Ich 

 glaube nicht , dass der Apparat viel leichter , als der 

 von uns benutzte, gebaut werden darf, wenn er Ge- 

 schwindigkeiten bis 10"' pro sec. und melir aushalten 

 soU. Uberdies wird ein grosser Tlieil der Mitbewegung 

 der Luft durch das auf den Arm des Rotationsappa- 

 rates anfgesetzte Anemometer selbst bewirkt und ist 

 also unvermeidlich. Die Zweifel , welche Hr. Robin- 

 son an der genugenden Bestimmung des Mitwindes 

 durch Hrn. Dohrandtilussert, durften wohl verstummt 

 sein, wenn er die vom Letzteren mit dem Ballon aus- 

 gefiihrten Messungen dieser Grosse mehr beachtet und 

 die gcnauern Bestiramungen desselben nach der S. 39 

 seiner Abhandlung mitgetheilten sinnreichen Méthode 

 nicht ganz raissverstanden hâtte. 



Hr. Robinson ist ferner der Ansicht, der Saal, in 

 welchem der Rotationsapparat aufgestellt ist, sollte im 

 Verhilltniss zu ihm bedeutend grOsser sein als dies im 

 physikalischen Central-Observatorium der Fall ist oder 

 es sollte mit andern Worten das Anemometer bei seiner 



