151 



Biillefiii de r/tcadéiiiie Impériale 



153 



obigen Zahlen, dass dcr Robinson'sche Factor statt 3 

 sein sollte: 2,83 d. h. iim 6% kleiuer. Bei Bei-iick- 

 sichtigung des Mitwindes wâre er noch kleiner ge- 

 worden. 



Erst im Jalire 1872 wurden auf Beobachtung 

 sicli stutzende Bedenken gegen die allgcmeine Rich- 

 tigkcit der Angaben Robinsou's laut. Im April- 

 heft 1872 des « Quarterly Journal of tbe Meteorologi- 

 cal Society» publicirte namlicli Fenwick Stow die 

 Resultate vergleicliender Beobaclitungen, welclie cr 

 im Jalire 1871 zu Hawsker an 10 Robinson'schen 

 Anemometern verschiedener Grosse im freien Wind 

 mit grosser Sorgfalt angestellt batte. Sie bewiesen, 

 dass sowohl die Grosse der Scbalen als aiich die Lange 

 der Anemoraeterarme entgegen den Angaben Robin- 

 son's von Einfluss seien oder dass mit andern Worten 

 die Robinson'sche Verhâltnisszalil zwischen Wind- 

 gescliwindigkeit und Gescliwindigkeit der Schalen- 

 mitten, wenn wir sie fiir ein bestimmtes Anemometer 

 mit ihm gleich 3 setzen, fiir andere erheblich grossere 

 oder kleinere Werthe je nach den Dimensionen an- 

 nimmt. 



Schon ehe dièse Versuche mir bekannt geworden 

 waren, batte ich im grossen Saal des pbysikali- 

 schen Central-Observatoriums einen Rotations- 

 apparat herstelleu lassen, um die Constanten unserer 

 Robinson'schen Anemometer experimentell bestim- 

 men zu kônnen. Mit diesem Apparate bat dann Herr 

 Dobrandt im Jahre 1873, wir diirfen es sagen, die 

 ersten griindlicben und aile Umstilude gehOrig 

 b eriicksichtigendenExperiment alun ter suchun- 

 gen iiber Anemometer-Constanten und ganz be- 

 sonders iiber die der Robinson'schen Anemometer 

 angestellt. Sie siud im Repertorium fiir Météorologie 

 Bd. IV. JVs 5 so ausfuhrlicb dargestellt, dass sicli jeder 

 Forscher iiber den Gang der Untersucbungen und die 

 Sicherheit der Resultate ein Urtheil verschaffen kann. 



Herr Dobrandt hat bei seinen Versucben niclit 

 bloss die bisber bei Rotationsapparaten innegelialtene 

 Gescbwindigkeitsgrenze um das Doppelte ûberscliritten 

 — es wurden Gescbwindigkeiten bis zu 11"" pro sec. 

 erzielt — , sondern auch zuerst den vom Rotations- 

 apparat selbst erzeugtcn Mitwind bestimmt und in 

 Recbnung gezogen. Die ersterc Erweiterung seiner 

 Versucbsgrenzen setzte ibn in den Stand, zu zeigen, 



dass bei bolieru Gescbwindigkeiten die einfache For- 

 mel von Combes oder Robinson: 



V ^= a -\- b .IV 12. 



zur Ableitung der Geschwindigkeit des Windes «' aus 

 der der Sclialenmitten w nicbt mehr geniigt, sondern 

 ein quadratisches Glied der letztern hinzugenommen 

 werden muss, so dass man hat: 



V ^ d -\- '^ . IV -\- -^.iv^ 13. 



Die Beriicksichtigung aber des Mitwindes, der 

 mit einer Annaberung von rt l7o durcliweg 5% der 

 Rotationsgeschwindigkeit "'^) betrug, gestattete die ab- 

 soluten Wertlie der Constanten a und h resp. œ, ^ und 

 Y sicherer als bislier zu bestimmen. Die Constante b 

 erreiclite so bei keinem der untersucbten 8 Anemo- 

 meter den Robinson'schen Werth 3,00 und variirte 

 iiberdies in Ubereinstimmung mit Fenwick Stow je 

 nach den Dimensionen der verschiedenen Anemometer- 

 Theile von 2,09 bis 2,90. 



Hieraus folgt also, dass die bis dabin nach der 

 einfachen, allgemein angenommenen Robin- 

 son'schen Regel aus den unmittelbaren An- 

 gaben seiner Anemometer abgeleiteten Wind- 

 geschwindigkeiten je nach den Dimensionen ibrer 

 einzelnen Theile bis zu 28% unrichtig sind. -') 



Durch seine Reise nach dem Amu-Darja und lân- 

 geru Aufenthalt daselbst wurde Herr Dobrandt frei- 

 lich verliindert, selbst seine Beobaclitungen zu einer 

 weitern Entwickelung der Théorie des Robinson'schen 

 Schalenanemometers zu verwerthen. Dies liaben in 



26) Dass der Mitwiiul propoitioual der Rotationsgeschwindig- 

 keit sei, hat auch A. Freund bei seinen Versiichen iiber die Be- 

 wegung der Luit um eiuen Cyliuder, der gedrcht wird, gefiiuden (s. 

 Pogg. Anu. Bd. US. S. 1). 



27) Ungefahr gleichzeitig mit Hrn. Dohruudt hat Prof. Ca- 

 valière in Turin ebenfalls ueben andern Anemometern auch ein sei- 

 ches von Robiusoii vermitteist eines von ihm fur die dortige Inge- 

 uieur-SchuIe construirten Rotationsapparates gepriift und gefunden, 

 dass sich fiir dasselbe die Gleichung ergebe: v = 1,3844 -+- 4,013. w, 

 wenn te in Bruchtheilen od. Vielfacheu des von den Schalenmitten 

 beschriebenen Kreises ausgedrûckt werde (Atti délia R. Acad. délie 

 Scienze di Torino Vol. VIll. Maggio-Giugno 1873). Da der Halb- 

 messer des letztern: 0',"212 und der Schalendurchmesser; 0',"098, so 

 entspricht dièses Anemometer sehr uabe dem von Dobrandt un- 

 tersucliten Anemometer von Nowikof (S. 51 seiner Abbandlung), des- 

 seu zweite Constante (nach S. 52) von ihm zu 2,S98 bestimmt wurde. 

 Warum Cavallero dièse Constante bei seinem Instrument = 4,013 

 statt des Robinson'schen Werthes .? oder statt des vorstehenden 

 von Dobrandt faud, erkiart sich durch die Nicbt-Beriicksiehtigung 

 des Mitwindes seinerseits (trotz einer Maximal- Gescbw. von 11,2 

 pro 1* bei seinen Versucben), sowie durch den Umstand, dass er, 

 wie es sheint, seine Maschine nur nach einer Seite drehte. 



