■45 



des '*!icioncL>!i de Saint >Péter9bourg. 



140 



als richtig augenommeneu Tliiesen'schen Gesetz. Auffal- 

 lendend ist endlich die gute Ûbereinstimmung der 

 nach Bossut berechneten Wertlie mit den Thiesen'- 

 sclien bis zii 55°Hebungsvvinkel oder 9',"5 Gescliwin- 

 digkeit (Abweicliung bloss 1%), die daiin freilich von 

 10" Gescliwiudigkeit an in eiue vollstàudige Dishar- 

 monie umschlagt. 



Innere Gi iinde wie auch die eben erorterte Ûberein- 

 stimmung mit Eossut's Werthen spreclien nun aller- 

 diugs datur, dass bis zu einer Gescliwiudigkeit von 

 9°5 in der Secunde und wahrsclieiulicli auch noch bis 

 zu etwa 1 2" Gescliwindigkeit die Thiesen'sche Formel 

 eine geniigende Annitherung znr 7^bleitung dieser Ge- 

 schwindigkeit aus dem Hebungswinkel der Windstarke- 

 tafel darbietet. Der ganzen Ableitung nach repriisen- 

 tirt aber auch dièse Formel kein allgemeines Gesetz, 

 sondern eben nur eine erste Anniiherung, welche viel- 

 leicht fiir lioliere, die Versuchsgrenzen bedeutend ûber- 

 schreitende Geschwindigkeiten nicht inehr genugend 

 sein diirfte. Nun resprâsentirt aber die angegebene 

 Geschwindigkeit von 1 2" pro Secunde erst den 5 . Grad 

 der Beaufort'schcn Scale resp. frischen Wind, es l)leibt 

 somit immer noch eine grosse Unsicherheit fur den 

 ganzen Rest der Windscale bis zum 12. Grad mitcirca 

 40 Meter Geschwindigkeit. 



Auch die absoluten Werthe der aus dem Hebungs- 

 winkel der Tafel erschlossenen Windgeschwiudigkeit 

 erscheinen noch unsicher, da das genauere Hagen'sche 

 Gesetz fiir die Relation zwischen Winddruck und Wind- 

 geschwiudigkeit nur bis zu verhaltnissmâssig sehr klei- 

 nen Geschwindigkeiten geprtift ist. 



Bei der Schwierigkeit der mathematischen Analyse 

 der mechanischen Vorgânge bei der Windstarketafel 

 erscheint es aber durchaus geboten, zur sicherern 

 Bestimmung des Winddruckes und der Windgeschwiu- 

 digkeit vermittelst derselben uocli weitere experimen- 

 telle Untersuchungen besonders bei grôssern Geschwin- 

 digkeiten und unter genauer Bcriicksichtigung aller 

 Umstânde , auf welche die Théorie als influirende hin- 

 weist, anzustellen. 



Inzwischeu wird uns aber die Frage nahe gelegt, 

 ob es nicht statt ebener Tafeln anders geformte Kor- 

 per gebe, fiir welche das Gesetz der Windvvirkung iu 

 ihrer Abhiingigkeit vom Hebungswinkel, resp. die 

 Function /"(ç) iu Gleichung 5., muthmasslich ein ein- 

 facheres sein diirfte als das jcner. Das ist in der That 



Tome XXIII. 



der Fall bei der Kugel, wo der Wind stets, welche 

 Stelluug sie auch eiunimmt, immer dieselbe Flâche 

 trilft. Schon G. G. Schmidt hat am a. 0. S. 62 da- 

 von gesprochen, dass deshalb fiir die Kugel die Gleich- 

 gewichtsgleichung 5. die einfache Gestalt erhielte: 



s = Ctang. 9, 9. 



wo G eine von 9 unabhangige, bloss durch die Dimen- 

 siouen der Kugel, Hebelarme und der Vcrtheiluug der 

 Massen bediugte Grosse repràsentirt ; doch hat er die 

 Sache nicht weiter verfolgt, weil «ein solches Kugel- 

 Pendel schwerlich hinreiclien wiirde, um Winde von 

 sehr verschiedener Stàrke zu messeu.» Die in der 

 obigen Tabelle fiir die Wiudstarke -Tafel nach der 

 Liibeck'schen Hypothèse, die obiger Gleichung ent- 

 spricht, berechneten Werthe zeigen indesseu, dass in 

 letzterer Richtung das Kugel -Pendel nicht erheblich 

 hinter dem Pendel mit ebener Tafel zuriickstehen 

 wiirde. Auch Parrot"^) hat ein solches Kugel-Pendel 

 als Anemometer in Vorschlag gebracht. 



In neuester Zeit hat Piche ") dièse Idée aufge- 

 nommen, um ein Anemometer zu construireu, das 

 sowohl Richtung als Stiirke des Windes abzulesen ge- 

 statte. Dasselbe soll nach seiuem Vorschlage aus 

 einem Stabe bestehen, der an seinem obern Ende eine 

 hohle Messiugkugel tragt und etwas oberhalb seines 

 Schwerpunktes durch eine Cardanische Suspension 

 gehalten wird und so nach aUen Richtungen frei be- 

 weglich ist. Der untere Theil des Stabes wird durch 

 ein Holzgestell vor dem Einfluss des Windes geschiitzt. 

 Piche theilt auch mit, wie das Instrument fiir die 

 Richtung electrisch selbstregistrirend gemacht werden 

 konute. Es ist rair niclit bekannt, ob Piche diesen 

 Vorschlag praktisch ausgefiihrt hat; doch làsst sich 

 nach dem Vorigeu erwarten, dass ein solches Instru- 

 ment mauche Vorziige vor den gebràuchlichen Ane- 

 mometern hâtte und daher wohl eines nàhern Studiums 

 werth wâre ^^). 



Die dritte Classe von Anemometern besteht 



16) Bulletin de la Société des sciences etc. de Pau 1872 — 73. p. 

 125; auch Oesterr. Zeitschrift fur Meteorol. Bd. VIII. S. 299. 



17) Voigt's Magazin Th. I. St. 2. S. 153. 



18) In diesem Sinue spricht sich auch Herr Thiesen in seiner 

 neusten Abhandluug «Zur Théorie des Robinson'schen Schalen- 

 Anemometers (Repertorium fur Météorologie Bd. V. JM» 11) aus. Ich 

 habe bereits ein solches Kugelanemometer coustruiren lassen und 

 werde seiner Zeit darûber berichten, sowie die damit angestellten 

 Untersuchungen beendigt sein werden. 



10 



