130 



Bulletin de l'Acadëinle Impériale 



140 



Uber den gegenwârtigen Zustand der Anemometrie und 

 liber Anemometer-Verification. Von H. Wild. (Lu le 



30 novembre 1S76.) 



Herr A. v. Ottiugen liât in der Einleituug zu sei- 

 uer Abhandlung: «Wind-Componenten-Integra- 

 tor», welche ich die Ehre hatte, in einer friihern Sit- 

 zung der Académie zur Aufnahme in das Repertorium 

 fiir Météorologie vorzustellen, auf die Nothwendigkeit 

 einer schàrfern Beobachtung des Windes in der Mé- 

 téorologie hingewiesen und zu dem Ende sowie zur 

 bequemern weitern Bearbeitung der Windaufzeich- 

 nungen die Darstellung des Windes nach Riclitung und 

 Stârke durch vier Haupt-Componenten nach Nord, 

 Ost, Sud und West iu Gemiissheit scliou friiher von 

 ilim geraachter beziiglicher Vorschlàge betout. 



Ich môchte au dieser Stelle dieselbe Frage einer 

 schàrfern Beobachtung des Windes von einem andern 

 Gesichtspunkte ans betrachteu und den ]\Ieteorolo- 

 gen zur Beherzigung erapfehlen; es betrifft dics nâm- 

 lich allgemein , gleichviel ob man den Wind nach 

 Theilen der Windrose mit beigesetzter Starkezahl in 

 der bisherigen Weise uder durch 4 Haupt-Compo- 

 nenten nach von Ôttingen ausdriickt, die Messung 

 seiner Stârke sei es nun Geschwindigkeit oder Druck. 

 Die Unsicherheit, welche zur Zeit noch allen unsern 

 Messnngen der Windstiirke anhaftet, ist so gross, dass 

 daneben aile aus ungenauer Berechnung entspringen- 

 den Fehler der Wind-Daten verschwinden. Dies zu 

 zeigen und auf die Mittel zur Abhulfe hiuzuweisen, ist 

 der Zweck dièses Aufsatzes. 



Eine erste Classe von Anemometern bestimmt den 

 Druck, welchen der Wind auf eine durch die Wind- 

 fahne ihm stets senkrecht entgegen gehaltene ebene 

 Platte ausiibt und zwar wird der Druck durch die 

 grôssere oder geringere Zusammenpressnng einer liin- 

 ter der Platte befindlichen Feder gemessen. Die varia- 

 beln Reibungshindernisse, welche aus dor dieser be- 

 weglichen Platte uothwendig zu gebenden Fiihrung 

 entspringen, sowie die Variabilitiit der elastischen Kraft 

 der Feder mit der Zeit und mit der Temperatur las- 

 sen bei dieser Art 7\.nemometer, zu denen z. B. der 

 seiner Zeit ziemlich verbreitete Osler'sche Anemo- 

 graph*) gehort, keine grosse Genauigkeit und Sicher- 



heit der Angaben erwarten. Den letztern Fehler der 

 Feder haben zwar schon Gadolin'-) und Beaufoy^) 

 bei ihren Anemometern und neuerdings wieder Ca- 

 tor*) bei seinem Anemograph durch an Spiralen oder 

 variabeln Hebeln wirkende Gewichte zu beseitigen ge- 

 sucht; doch liegen weder fiir das eine noch andere In- 

 strument lilngere Beobachtungsreihen oder besondere 

 Untersuchungen vor, welche iiber den Erfolg dieser 

 Verbesserungen ein sicheres Urtheil gestatten wUr- 

 den^). 



Gegen die Art der Angaben dieser Classe von Ane- 

 mometern làsst sich noch fernerhin, wie dies schon 

 Whewell gethan hat, einwenden, dass es bei ihnen 

 weun nicht unmôglich, so doch mindestens sehr schwer 

 ist, ein Intégral des Windes zu gewinnen. Ich gestehe, 

 dass ich z. B. beim besten Willen nicht angeben kônnte, 

 wie man aus einigen mir vorliegenden Registrirungen 

 eines Osler'schen Anemometers eine Summe der Wind- 

 stàrke herstellen sollte. 



Fiir viele Aufgaben der Météorologie ist es endlich 

 viel wichtiger, die Masse der tiber den Beobachtungs- 

 ort hinstrômenden Luft als ihren Druck zu erfahren. 

 Bei den Anemometern, welche unmittelbar den letztern 

 angeben, ist es aber bei dem jetzigen Zustand unserer 

 aërodynamischen Kentnisse noch nicht môglich, aus 

 dem gegebenen Druck des Windes mit Sicherheit seine 

 Geschwindigkeit abzuleiten. Nach Newton") besteht 

 zwischen dem Druck oder Stoss s senkrecht gegen die 

 Einheit der Flâche und der Geschwindigkeit v der 

 stossenden Luft vom specilischem Gewicht X (bezogen 

 auf Wasser) die Relation : 



2g ^ 



1. 



wo g die Beschleunigung der Schwere repràsentirt. 

 Man erhàlt hiebei s in Grammen auf ein Quadrat-De- 



1) T. Osier, A Description of thc self-registering anemometer 



etc Birminghan, by James Drake 1839; auch Report of the British 

 Association for 1839. 



2) Jacobus Gadolin Anemometrum novum. Dissertatio philo- 

 sophica Nicolai Hieltt. Aboae 1760. 



3) Thomson, Annals of Philosophy, T. II. p. 431. 1821. 



4) Proceedings of the British Meteorological Society Vol. III p. 

 49, Vol. IV. p. 27 und 273, Vol. V. p 263. Auch Oesterr. Zeitschrift 

 fttr Météorologie Bd. VI. S. 167 und 1871. 



.5) Hierhin gehoreu auch die Anemometer, wo der Druck des 

 Windes durch die Grosse einer gehobenen Flussigkeitssàule gemes- 

 sen wird, wie z. B. in dem Anemometer von L i n d. (Philos. Transact. 

 ï. LXV. p. 353. 1775.) 



6) Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica Lib. 

 II. Sect. VII. 



