188 



des Sciences de Saint •Péterabours:. 



134 



Kupffer'scher Construction auch das Quecksilber 

 in beiden Schenkeln vor der Ablesung gelioben wird, 

 so scheinen auf dem ersten Blick aile in meiner Ab- 

 handlung und oben angegebenen Einfliisse mit Aus- 

 nahme des Punktes 10. von Herrn Moritz bei seinem 

 Barometer berucksichtigt und bis zur Greuze von 

 OTl eiûe absolut riclitige Angabe desselben zuzu- 

 lassen. Warum Herr Moritz in seiner Untersuchung 

 gerade den mit Ausnahme der Enge der Rôhren na- 

 hezu einzig wunden Punkt dieser àltern Kupffer'- 

 schen Heberbarometer , namlicli ihre Absehvorricli- 

 tung, uiclit beriilirt bat, kann ich um so weniger be- 

 greifeu, als icb denselben neben den bedeutenden 

 Vorziigen dièses Barometers auf S. 72 meiner Abhand- 

 lung, der er doch im Ûbrigen gefolgt ist, ausdriicklich 

 hervorgehoben habe. Wenn bei dieser Construction die 

 Striche auf den hinter der Barometerrôhre an der Scale 

 befestigten Winkeln nicht genau dieselbe Distanz wie 

 die entspreclienden auf der Scale selbst besitzen, so ist 

 die Vérification der Theilung auf der letztern illu- 

 sorisch. Dieser Umstand, wenn nicht beachtet, kann 

 allein sehr gut die négative Correction von 0T3 des 

 Tiflisser Barometers bedingen. 



Allein auch die ErfuUung der iibrigen Bedingungen 

 selbst nur bis zur Sicherheit von OTl ist nicht uber- 

 zeugend nachgewiesen, indem sie in keiner Weise die 

 hier zu fordernde und durch eine Darlegung der Dé- 

 tails der Untersuchung darzubietende Garantie in sich 

 schliesst. "Wenn z. B. Herr Moritz mittheilt, es habe 

 die Vérification der Lange von 730°° der Scale nach 

 dem Normalmaass des Kameralhofs eine Abweichung 

 von der wahren Lange von bloss OTOOIO mit einem 

 Fehler von ± 0T0003 ergeben, so erscheinen gewiss 

 fur jeden Unbefangenen einige, wenn auch kurze An- 

 gaben iiber die Natur jenes Normalmaasses, iiber seine 

 eigene Glçichung — absolut genaue Nonnalmaasse gibt 

 es bekanntlich ebenso wenig wie absolut genaue Baro- 

 meter — , iiber die Vérification der Theilung, resp. 

 der von Herrn Moritz bei der Vergleichung verwen- 

 deten Hiilfstheilung bis zur Grenze von OTOOOl — 

 da er ja die Liinge bis zur 4. Décimale angibt — nicht 

 bloss erwûnscht , sondern geboten , wenn er den mit- 

 getheilten Zahlen Vertraueu schenken soll. Es wàre 

 dies auch deshalb noch nothweudig gcwesen, weil die 

 Theilstriche auf gewohnlichen Barometern, wie das 

 vorliegende, fur die ubliclie Ablesung ohne optische 



Vergrusserungsmittel, stets so grob zu sein pflegen, 

 dass eine Genauigkeit ihrer Ausmessung von=tOT0003 

 gar nicht erreicht werden kann. In fast noch hôherm 

 Grade gilt die Forderung nach nàhern Nachweisen von 

 der fiir das specifische Gewicht des Quecksilbers mit- 

 getheilten Zahl: 13,5959, welche bis zur 4. Déci- 

 male genau dieselbe ist, die Régnault im Mittel 

 ans 3 unabhiingigen Bestimmungen an ver- 

 schieden dargestelltem reinem Quecksilber ge- 

 funden bat. Ich war erstaunt, aus einer so genauen 

 Messung des specifischen Gewichts des Quecksilbers 

 durch Herrn Moritz entnehmeu zu kônnen, dass das 

 Tifliss'sche Observât orium jetzt nicht nur im Besitze 

 sehr sorgfâltig (mindestens bis zu einer Grenze von 

 dt OTl) verificirter Gewichtssàtze , sondern auch 

 ausgezeichneter Waagen sich befindet, welche Ge- 

 wichtsbestimmungen bis zu dieser Grenze zulassen. Da 

 aber auch unter dieser Voraussetzung gewiss nicht 

 eine eiuzige Bestimmung zufâUig gerade den Werth 

 13,5959 gegebeu hat, und zudem das Résultat sol- 

 cher Messungen nicht unerheblich von den benutzten 

 Daten iiber die Ausdehuung des Wassers, die ja von 

 verschiedenen Forschern ziemlich verschieden ange- 

 geben wird, abhangt, so hâtte gewiss auch hier die 

 Hinzufiigung einiger wenigen Détails das Zutrauen 

 zu den Angaben des Herrn Moritz bedeutend er- 

 lioht. — Wenn endlich Herr Moritz sagt , dass er 

 den Unterschied der Depressionen des Quecksilbers 

 im langen und kurzen Rohre zufolge zahlreicher Un- 

 tersnchungen zu verschiedenen Zeiten nur zwischen 

 0T03 bis 0T07 variirend gefunden habe, so wurde 

 auch da Herr Moritz der "Wissenschaft durch Mit- 

 theilung seiner bezijgl. Beobachtungsmethode und ein- 

 zelner Daten eiuen grossen Dienst geleistet haben, 

 indem bis dahin uber den Unterschied der Quecksil- 

 berdepression im Vacuum und in der Luft nur einige 

 wenige und nicht sehr sichere Daten von Bohuen- 

 berger (Pogg. Ann. Bd. 26, S. 4) vorliegen, welche 

 zudem nicht mit den vorstehenden des Herrn Moritz 

 harmoniren. Nach Bohnenberger nâmlich betrâgt 

 jener Unterschied in Rohren von 7T2 innenu Durch- 

 messer, wie sie das Barometer des Herrn Moritz be- 

 sitzt, ungefâhr: OTl 6 und kann wohl zwischen OTl 2 

 und 0T20 variiren. Dièse Betrage sind mehr als 

 doppelt so gross als die von Herrn Moritz gefunde- 

 nen und da nach Bohnenberger im Vacuum die 



9« 



