ISl 



Bulletin de l'Académie Impériale 



133 



Rykatscliew irn Jahre 1866 auch das Barometer 

 Browning X» 44 mit dem Normalbarometer der 

 Akademie vergliclien (1. c), woraus unter Anbringung 

 der Correction des erstern, bezogen auf unser Normal- 

 barometer, folgt: 

 Wahrer Stand =Normal Akademie Petersburg -OT 1 6 



und darnach ergabe sich als absolute Correction des 

 Tiflisser Barometers J\^ 85 fur jene Zeit — 0T18. 



Herr Baron Wrangell bat uns kiirzlicb durcli die 

 freundliclie Zustellung seines Beobachtungsjournals 

 und miindliclie wie schriftliclie Mittheilungen nun auch 

 in den Stand gesetzt, Einiges zur Erklârung des so 

 abweichenden frtihern Vergleicbsresultates liier be- 

 ricbten zu konnen. Spâtere langere Vergleicliungen 

 in Nicolaew zeigten ihm niimlich, dass das von ihm 

 benutzte Vergleichsbarometer Kapeller M 1198 

 durcliaus unzuverlàssig war, indera seine zu verschie- 

 denen Zeiten bestimmten Correctionen um melir als 

 1""" von einander abwicben. tfberdies waren von 

 Herrn Baron "Wrangell in Gemeinschaft mit 

 Herrn Director Moritz im Observatorium in 

 Tifliss nur zwei einzelne Venjleklmngen des Baro- 

 meters Kapeller mit dem Tiflisser Normal- 

 stationsbarometer gemacht worden. Ich fiige 

 hier eine Copie der beziiglichen von der Hand des 

 Herrn Moritz"") in das Buch des Herrn Baron 

 Wrangell eingetragenen Zahlen (die einzigen , die 

 iiberhaupt ûber dièse Vergleichung existiren) in ex- 

 tenso bei: 



Tifliss 10./22. November 1873. 



Normal Girgensohn 83. Kapeller J^ 1198. 



mm mm 



10^5 727,6 11°0 778,0 — 50,3 



11,0 727,8 11,0 778,0—50,3 



beiO^ 726,37 726,42 



726,51 . 726,42 



726,44 726,42, 



also Corr. von Kapeller h-0"V°02. 



Bilden wir die Differenzen der beiden Vergleichun- 

 gen gesondert, so kommt: 



26) Es ist mir daher nicht veretandlich, was Herr Moritz unterra 

 14. October 1876 uns schrieb: «Das Résultat der Vergleichung un- 

 sers Barometers mit dem Barometer Capcller jY" 1198 war mir per- 

 sônlich vom Baron Wrangell mitgctheilt worden, und ich legte 

 daher, ohne an seiner Richtigkeitzu zweifeln, demselben eine grosse 

 Bedeutung bei.n 



Girg. — Kapeller = — 0r05 und -»- 0T09. 



Fiigen wir hinzu, dass Herrn Director Moritz damais 

 iibcr die Constanz des Vergleichsbarometers Kapel- 

 ler gar nichts und ebenso ùber seine Correction nichts 

 Positives bekannt war , so wird man unsere oben aus- 

 gesprochene Vermutliung, weshalb Horr Moritz einer 

 Vergloicluing wie die obige einen so liohen Werth bei- 

 legte, um das Résultat der von mir veranstalteten zu 

 verwerfen, niclit ganz ungerechtfertigt finden. 



In dom angefiihrten, im Bulletin météorologique 

 abgedruckten Briefe an Le Verrier theilt sodannHerr 

 Director Moritz nocli eine Zabi von ihm bestimm- 

 ter Daten fur das Tiflisser Normalstationsbarometer 

 mit, wclcJie, wie aus seinem Jahresbericlit fur 1875 

 hervorgeht, den Zweck haben sollen, zu zeigen, dass 

 dasselbe in jeder Hinsicht untersuclit und daher inner- 

 halb der Grenze von O^'l als eigentliclies absolûtes 

 Normalinstrument betrachtet werden kônne. Mit Riick- 

 siclit auf die oben gefundene O"".""! iibersteigende abso- 

 lute Correction dièses Barometers halte ich eine nâhere 

 Besprechung auch dieser Mittheilung fiir geboten. Ich 

 werde mich dabei auf folgende etwas vollstàndigere 

 Angaben des Jahresberichts beziehen. 



Zunaclist bat Herr Moritz nach der Arago'schen 

 Méthode gefunden, dass dieToricelli'sche Leere des 

 Barometers Girgensohn .M 85 eine vollkommene sel. 

 Darauf theilt er mit, das Quecksilber sei aus dem rein- 

 sten Quecksilberchlorid dargestellt und das specifische 

 Gewicht desselben sei = 13,5959 bestimmt worden. 

 Ferner sei die Lange der Scala gegen das Normal- 

 maass, das im Transkaukasischen Kameralliof aufbe- 

 wahrt wird , bestimmt worden (mit Hiilfe eines Com- 

 parators mit Mikroskopen); die Lange von 730""" wurde 

 gefunden gleich 730T0010 ± 0T0003. Der Aus- 

 dehnungscoefficient des Messingstreifens, der die Scala 

 trâgt, sei zu 0,0000188 fur jeden Grad von 15° C. 

 ab bestimmt worden und schliesslich sei der Unterschied 

 in den capillaren Depressionen des Quecksilbers im 

 langen und kurzen Schenkel zu verschiedenen Zeiten 

 einer grossen Anzahl von Untersucliungen unterworfen 

 und bloss von 0T3 bis 0T7 variirend gefunden wor- 

 den, so dass er stets kleiner als jene Grosse von OTl 

 war, die als die Grenze der Genauigkeit der Stations- 

 barometer betrachtet werde. 



Da, wie ich hinzufUgeu muss, bei den Barometern 



