195 



des Sciences de Saint-Pétersbourg:. 



1S6 



GirgensohnJI»83(Tifliss)— AdieJ\Ê 1 1 9 (Nicolaew) 



= _ 0"™089 2. 



Dièses Résultat ist durch wiederholte Berechnung 

 und unter Benutzung derselbcn Reductionstafeln, de- 

 ren sich auch Hr. Moritz hei seiner Berechnung be- 



diente, erhalten worden, stimmt aber gleichwohl nicht 

 mit den Resultaten der letztern, die uns Hrn. Moritz 

 friiher allein mittheilte und die auch im erwâhnten 

 Bulletin compariren. Da gibt Hr. Moritz folgende 

 Daten : 



Tifliss G — jB = 0,612 ±0,006 G — P = 

 Nicolaew J — 5 = 0,716 ±0,0 16 A — P- 

 Tifliss (5 — 5 = 0,604 ±0,008 G — P- 



0,592: 

 -0,549: 

 -0,596 



0,022 

 : 0,012 

 : 0,006 



Daraus folgt im Mittel : 



G — B 



0,608 r; — P = — 0,594 



und somit durch B:G — A = — 0,108 

 P:G — A = — 0,0i5 



im Mittel: G — A = 



In seinem Schreiben an das Central-Observatorium 

 begleitet Hr. Director Moritz die letztere Zahl mit 

 der Bemerkung: «Es ist also die Differenz zwischen 

 den beiden Normalstationsbarometern in Tifliss und 

 Nicolaew nicht -^\, sondern j^^ Millimeter. » Unsers 

 Erachtens hat raan indessen 0,076 zu 0,08 abzukiir- 

 zen. Die Differenz iibrigens dieser Zahl und der in 

 Gleichung 2 liegt, obschon sie nicht erklârbar ist, doch 

 so ganz innerhalb der Beobachtungsfehler , dass wir 

 uns dabei nicht aufhaltcn wollen. 



Hr. Rykatschcw traf am 6. August in Nicolaew 

 ein und untersuchte zunâchst, ob das Thermometer 

 attaché des Barometers Adie j\& 1019, wie man es 

 bisher dort stets vorausgesetzt und wie es offenbai' auch 

 Hr. Moritz angenommen batte-"'), wirklich ganz rich- 

 tig zeige oder eine gewisse Correction besitze. Er fand 

 die nicht unbetràchtlichen Correctionen : 



bei 18°: — 0°3 R 

 bei 23°: — 0,4. 



Da hiernach die Réduction auf 0° nach dera uncor- 

 rigirten Thermometer die Baroraeterstande von Adie 



bei 18° um 0"V"04 

 » 23° >. 0,06 



zu niedrig erscheinen lâsst, so wird in Wahrheit ge- 

 raâss den Vergleichungen des Hrn. Moritz und un- 



20) Dièse nnsero Yoiaussetzung ist durch eine inzwischen noch 

 eingetroffene Nachricht des Hrn. Moritz bestàtigt worden. 



— 0T076 



ter Anbringung der Thermometer - Correctionen die 

 Relation bestehen: 



Girgensohn Iï83 (Tifliss)— Adie J^ 1019 (Nicolaew) 



= — 0T13 2'. 



wobei wir voraussetzen, dass die Correction des Ther- 

 mometers att. von Girgensohn X 83, wie dies ja 

 Hr. Moritz sonst immer that, bestimmt und ange- 

 bracht sei "'). 



Die Vergleichungen des Reisebarometers Turettini 

 JE 15 (neues Heberbarometer), die Hr. Rykatschew 

 in St. Petersburg nach seiner Riickkehr ausfiihrte 

 und die hier allein zu beriicksichtigen sind , da die 

 Rohre desselben in Sewastopol durch einen Unfall zer- 

 brochen war und dort von ihm durch eine neue, 

 die er mit hatte , ersetzt werden musste , haben , wenn 

 man die unraittelbaren Ablesungen an dicsem und 

 dem Barometer Browning J: 44 mit den corrigirten 

 Angaben der att. Thermometer gleich schon auf 0° 

 reducirt und an dem in Milliraeter nach den Guyot'- 

 schen Tafeln verwandelten Stande des letztern so- 

 fort die absolute Correction — 0T07 zur Réduction 

 auf die Angaben des Normalbarometers anbringt, nach 

 dem Reisebericht des Hrn. Rykatschew Folgendes 

 ergeben: 



21) Statt dieser Relation 1'. wird inan ubrigens doch 1 anzuwen- 

 den haben, wenn man vor dieser Zeit gemachte Beobachtungen an 

 G und A vergleichen will, da eben fruher bei A die Tberm-Cor- 

 rection nie berùcksichtigt worden ist. Seit wann dieselbe diesen 

 Betrag erreicht hat, ist freilicb nicht mehr anzugeben. 



