121 



des Sciences de Saint-Pétersbourg:. 



123 



ter Brecks J\° 10 benutzt, dessen Correction am 18ten 

 November 1873 durch einen zur Inspection der me- 

 teorologischenStationen abkommaudirten Officier durch 

 Vergleich mit dem Heberbarometer Kapeller W- 1198 

 bestimmt worden ist. Die Correction des letztern Ba- 

 rometers war, bezogeu auf das Normal-Barometer der 

 Station in Nicolaew, vor und nacb der Fahrt gleich 

 -t-0"',"'7. Beim Vergleich des Barometers Kapeller 

 M-- 1198 mit dem Normal-Instrument des Observato- 

 riums in Tiiiiss (Girgensohn J\» 83) am "/a, Novem- 

 ber 1873, zeigten beido Barometer denselbea Stand; 

 folglicli unterscheiden sich die Angaben der Normal- 

 barometer in Nicolaew und Tifliss um 0"',"'7. Hierdurch 

 erklàrt sich der Unterschied der von Herrn Moritz 

 und von dem aus Nikolaew commandirten Officier be- 

 stimmteu Correctionen (in Noworossijsk).» 



Da auch in dem Jahresbericht des Tiflisser Obser- 

 vatoriums fiir 1874 weder liber dièse Barometerver- 

 gleichung noch uber die Verànderung des Beobach- 

 tungsbarometers in Tifliss irgeud welche Notizen vor- 

 kommcn, so war Vorstehendes zur Zeit der Abfassung 

 der Einleitung zu den Annalen von 1874 (November 

 und December 1875) Ailes, was uns iiber dièse Ange- 

 legeuheit bekaunt war. Das physikalische Central- 

 Observatorium war dalier meines Eracliteus vollkom- 

 men berechtigt, die fragliche Augabe iiber die Difl^'e- 

 renz der Normal-Stationsbarometer in Tifliss und Ni- 

 colaew in die Einleitung der Annalen aufzunehmeu. 

 Wenn sogar noch irgend welche Zweifel an der Rich- 

 tigkeit derselbeu bei uns bestanden hâtten, da wir we- 

 der die Qualification des Officiers, der die Verglei- 

 chungen ausgefiihrt hatte, fiir solche Arbeiten noch 

 die Qualitat seines Vergleichsbarometers kanuten, so 

 mussten sie gegeniiber dem Schreiben des Tiflisser 

 Observatoriums vom 24. Mai 1874, wornach Hr. Di- 

 rector Moritz auf dièse Vergleichungeu einen bedeu- 

 tenden Werth legte, verschwinden und zwar um so 

 mehr, als das Tiflisser Observatorium auch im Jahre 

 1874 fortfuhr, keine Correction an sein Barometer 

 anzubringen. 



Es ist also gerade die Autoritat des Directors 

 des Tiflisser physikalischen Observatoriums, 

 auf welche hin das Central-Observatorium die 

 Angabe machte, von der Hr. Moritz jetzt sagt, 



dass sie eine irrige Voraussetzung des Central- 

 Observatoriums sei. 



Was nachher geschah und uns bekannt wurde, 

 konnte allerdings die Vermuthung erwecken, dass Hr. 

 Director Moritz nur deshalb der Vergleichung des 

 Hrn. Baron Wrangell Vertrauen schenkte, weil das 

 ihm zunachst allein bekannt gewordene Résultat der 

 Vergleichung in Tifliss dafiir sprach, es sei die Cor- 

 rection des Tiflisser Normal- Stationsbarometers Gir- 

 gensohn JVï 83 uahe gleich Null. Sowie ihm auch das 

 Résultat der Vergleichung in Nicolaew mit dem dor- 

 tigen Normal - Stationsbaroraeter Adie J\» 1019 be- 

 kannt wurde (wahrscheinlich aus den ihm inzwischen 

 zugekommen Annalen von 1874), die wegen der da- 

 raus sich ergebeuden bedeutenden Difierenz dieser bei- 

 den Instrumente, wieder einen Zweifel auf die NuUi- 

 tàt der Correction des Tiflisser Barometers warf, so 

 verschwaud jenes Vertrauen und Hr. Moritz machte 

 sich mit Eintritt der besseru Jahreszeit mit zwei Rei- 

 sebarometeru: Briicker B. 7 Parrot'scher Construction 

 (Gefàssbarometer mit Schwimmer) und Pistor (ohne 

 Nummer) Fortin 'scher Construction auf, um selbst 

 eine Vergleichung der fraglichen Normalstationsbaro- 

 meter iu Tifliss und Nicolaew auszufiihren. Schon 

 vorher, elie wir davon etwas erfuhren, hatte ich hier 

 bereits hôhern Orts die nothigen Schritte gethan, dass 

 mein Gehiilfe Hr. Rykatschew zu einer Inspection 

 der Stationen im Siiden des Reiclis mit der ganz be- 

 sondern Aufgabe der Bestimmung der absoluten Cor- 

 rection des Normalstatiousbarometers in Nico- 

 laew abcommandirt werde. So ist deun im Sommer 

 dièses Jalires das letztere Instrument durch Hrn. Mo- 

 ritz mit dem Normalstationsbarometer des Tif- 

 lisser Observatoriums und durch Hrn. Ryka- 

 tschew mit dem Normalbarometer des Central- 

 Observatoriums in St. Petersburg verglichen worden. 



Ich habe iu den ersten 4 Columneu der nachstehen- 

 den Tafel zunachst in getreuer Copie die Daten re- 

 producirt, welche auf unsere Bitte Hr. Director Mo- 

 ritz iiber seine Vergleichungen in einem Schreiben 

 vom 14. October 1876 (sub Js 1258) uns mitgetheilt 

 hat, und fiige in den weitern Columnen die daraus von 

 uns mit Benutzung seines Reductionsverfahrens abge- 

 leiteten Resultate hinzu: 



