119 



Balletin de l*/tcadëinle Impériale 



ISO 



damaligen Tour keine besonders grosse Aufraerksam- 

 keit geschenkt hatte). 



In einem Sclireiben des Central-Observatoriums au 

 das Observatorium iu Tifliss vom 6. Mai 1874 (sub 

 A" 264) bat ich darauf Herrn Moritz wôrtlich um 

 folgende Auskunft uber das Normalbarometer in Tifliss. 



«In der Einleituug zu deuAnnaleu vou 1874 habe 

 ich die Absicht, die beuutzten Correctionen der Instru- 

 mente anzugeben ; ich bitte Sie daher ergebenst dem 

 Observatorium mitzutheileu, ob Sie fiir aile Statio- 

 nen die Correctionen der Instrumente angebraclit 

 haben. Zugleicli ersuche ich Sie uns mitzutlieilen, 

 welches Barometer Sie als Normalinstrument tïir allé 

 kaukasisclien Stationen iind das Observatorium in 

 Tifliss betrachten; wenn es dasselbe Instrument ist, 

 welches wir im Jahre 1809 mit dem Barometer des 

 Phj^sikalischen Central-Observatoriums verglicheu lia- 

 ben, so bitte ich Sie anzugeben, ob Sie die Correc- 

 tion des Barometers: — 0"V"27 '^ oder angenahert 

 — 0T3, welcho icli nacli meiner Riickkehr in St. Pe- 

 tersburg fand, angebraclit haben. Ich erinnere micli 

 nicht, obichlhnen hieriiberMittheilunggemaciit liabe. 

 Dièse Correction 0T3 ist auf Seite 80 des 3. Bandes 

 des Repertoriums fiir Météorologie von mir angegeben.» 



Hierauf erhielt das Central - Observatorium von 

 Herrn Kiefer,Gehiilfen des Directors Moritz, unterm 

 24. Mai 1874 (sub J\° 558) folgende Antwort: 



«Als Normalbarometer galt bis jetzt unser Tiflisser 

 Barometer Girgensohn 83. Wir haben fur dasselbe 

 keine Correction benutzt nicht nur desshalb, weil wir 

 die genaue Grosse dieser Correction nicht kanuteu. 

 sondern auch weil noch im letzten Winter beiui Ver- 

 gleich desselben mit dem Barometer des Hrn. Wran- 

 gell (und dadurcli mit dem Wiener Normalbarometer) 

 Hr. Director Moritz es nicht fiir nôthig fand, an 

 unser Barometer eine Correction anzubringen. Viel- 

 leicht hat Ihnen Herr Moritz, der iiber St. Peters- 

 burg reiste , schon die genauen Daten iiber diesen Ge- 

 genstand gegeben. 



«Vom 15teu bis zum 22sten Mai 1873 wurde das 

 Barometer Girgensohn A^ 83 durch das Barometer 

 Parrot mit Schwimmer «Briicker M 25» in Millime- 



19) Dièse Zabi war bei einer erston Berethiuiiig mit aBdcni l{c- 

 ductionstafeln statt— 0,26 erhalton worden. 



ter und Thermometer Celsius ohne Correction ersetzt; 

 vom 22. Mai 1873 ab war es wieder von Neuem auf- 

 gestellt worden , jetzt schon mit einem Maasstab in 

 Millimetern und mit einem Thermometer Celsius, Ba- 

 rometer und Thermometer desselben ohne Correction.» 



Durch dièses Schreiben erhielt das Central-Obser- 

 vatorium zuerst von zwei Thatsachen Kunde," namlich, 

 dass Herr Baron Wrangell ans Nikolaew zu einer 

 Barometer- Vergleichung im vorangegangenen Winter 

 in Tifliss gewesen war und sodann dass bereits im Mai 

 1873 das bisherige Normal- und Beobachtungs- 

 Barometer (Girgensohn .\:' 83) des Tiflisser Ob- 

 servatoriums veriindert. namlich mit einem Cel- 

 sius'chen Thermometer und einem in Millimeter ge- 

 theilten Maasstab (statt des fruhern in halbe Linien 

 getheilten) versehen worden war. Ûber den letztereu 

 Punkt namlich war weder in den vom Tiflisser Obser- 

 vatorium uns eingesandten Beobachtungstabellen noch 

 im Jahresbericht des Herrn Director Moritz fiir 1873, 

 den wir am 20. Màrz 1874 erhalten hatten, irgend 

 etwas bemerkt worden. Wir erwarteten daher, dass 

 wohl im nachsten Jahresberichte oder sonst wie etwas 

 Naheres uns mitgetheilt wiirde. 



Ebenso hofften wir, von Nikolaew aus iiber den Er- 

 folg der Baroraetervergleichung des Herrn Baron 

 Wrangell ohne Weiteres unterrichtet zu werden, da 

 in der Einleituug zu den damais bereits erschienenen 

 Aunalen fiir 1873 S. VIII von uns bemerkt worden 

 war, dass die Correction des Barometers in Noworos- 

 sijsk dem Central-Observatorium von Herrn Moritz 

 =: H- O'TOG, von Herrn Baron Wrangell nach Be- 

 stimmungen von Nicolaew aus aber = -t- 0T7 an- 

 gegeben sei und wir in Gewârtigung erklârender Auf- 

 sohliisse iiber dièse DifFerenz weder die eine noch die 

 andere Correction angebraclit hatten. 



Da dièse Anfschliisse indessen ausblieben, so rich- 

 teten wir an die Direction der Flotte und Hafen des 

 Schwarzen Meeres in Nicolaew, welche die Verwaltung 

 der meteorol. Stationen an den Kiisten des Schwarzen 

 Meeres iibernommen hat, unterm 12. October 1874 

 (sub. A"^ 590) eiu beziigliches Schreiben und erhielten 

 unterm 28. October 1874 (sub. J\J; 3378) von dort 

 wôrtlich folgende Antwort: 



«Auf der meteorologischen Station in Noworossijsk 

 wurde und wird zu den Beobachtungen das Barome- 



