lO» 



des Sciences de Saint-Pétersbourg;. 



IIO 



selbstverstandlich , dass vorstelieude Forderung niclit 

 etwa durch eine grossere Zalil von Vergleicliungeu, 

 aus denen mau das Mittel nimmt, zu iimgelien ist. 

 Hieraus folgt aber zugleicli, dass zur Erfûllung jener 

 Forderiing durcliaus niclit jede einzelne Ablesung am 

 Barometer 1. Classe die Geiiauigkeit von ±: 0T025 

 liaben muss; die Beobaclitungsfeliler kônnen selir wohl 

 doppelt so gross oder noch grôsser sein, wenn niir das 

 Instrument ira Ûbrigen so constant ist, dass die ein- 

 zelnen Beobachtungsresultate um eine wirklich con- 

 stante Grosse bald nach der einen, bald nach der an- 

 dern Seite scliwanken, so dass das Mittel aus ihnen 

 jene Grosse mit der Sicherheit von ± 0"',"'025 dar- 

 stellt. Eine grossere Zabi von Vcrgleichungen 

 zweier Barometer zur Ermittelung ihrer rela- 

 tiven Correctionen, wo môglicb zu verschiede- 

 nen Tageszeiten und Tagen, ist iibrigens aucb 

 aus einem andern Grunde gebotcn. Jeder, der 

 sich bitutiger mit Baromctervergleichungen bescbâf- 

 tigt bat, bat gewiss Gelegcnbeit gebabt zu bemerken, 

 dass bei wiederholten Vcrgleichungen der Barometer 

 an einem Tage in kiirzern Pausen sicli mit ziemlicher 

 Constanz, z. B. mit eiuer mittlern Abweichung von 

 bloss rt 0"',"'05 oder noch weniger, sogar bei Baro- 

 metern 2. Classe, eine gewisse Differenz ergibt, dann 

 aber an einem andern Tage oder zu einer andern 

 Tageszeit mit derselbcn Constanz eine Differenz ge- 

 funden wird, welclie von der fruliern um weit niehr 

 als z.B. 0"V"05 im obigen Falle, uamlicli um O'",'"!, ja 

 0"',"'2 abweiclit. Das riihrt wohl davon her, dass cben 

 der ans der Beobaclitung abzuleitende, auf 0" redu- 

 cirte Barometerstand eine Function von sehr viel varia- 

 beln Grôssen ist, von welchen nur zwei, die Ablesung 

 am Tbermometer und die Einstellung der Absehvor- 

 richtungen auf die Quecksilberkuppen unmittelbar in 

 die Augen fallend sind. Der eigentlicbe, der letztern 

 Einstellung entsprechende Beobachtungsfehler kanu 

 daher an und fiir sich klein sein und eine kurze Zeit 

 lang allein hcrvortreten; dann aber treteu Variationen 

 in den iibrigen Grossen wie z. B. Gestaltânderungen 

 der Absehvorrichtungcn durch Temperatuninderungen, 

 Beleuchtungsdiiferenzen, Capillaritàtsvariationen, Dif- 

 ferenzon zwiscben der mittlern Quecksilbertemperatur 

 und den Angabcn des Thermometers etc. ein, welche 

 bedingen, dass er um ein anderes Mittel scliwankt. 

 Aus aile Dem folgt also, dass wir bei den Baro- 



metern 1. Classe nicbt sowobl auf eine sehr grosse, 

 d. h. bis ± 0"V"025 gehende Genauigkeit der einzelnen 

 Ablesung als auf eine entsprechende Constanz des be- 

 zûglichen Instruments fiir langerc Zeit zu selien haben. 



Eine Genauigkeit der Ablesung von ± 0"V"05, 

 die also bei Barometern mit Millimetertheilung durch 

 einen Nonius mit 20 Theilen auf 19""" leicbt zu er- 

 zielen ist, diirfte vollkommen geniigcu. Alsdann ist 

 os aucb moglicb, mit dieser Genauigkeit ohne Beihiilfe 

 optischer Vergrôsserungen die untern Rànder von die 

 Rohren umschliessenden Ringen oder dcrgleichen Ab- 

 sehvorrichtungen auf die Quecksilberkuppen einzu- 

 stellen. Bei Barometern Fortin'scher Construction 

 diirfte es aucb bei dieser Toleranz gerathen sein, zur 

 scharfcrn Einstellung auf die Spitze eine Lupc zu 

 Hiilfe zu nehmen. 



Als Bedingungen aber der Constanz bis zu einer 

 Grenze von ± 0'",'"025 raôchte ich folgende anfiihren. 



a) Das Quecksilber muss vor jeder Beobaclitung in 

 beiden Schenkeln des Baroraeters gelioben werden und 

 die Rohre darf da, wo das Quecksilberniveau hinzu- 

 liegen kommt, nicht wohl einen geringern innern Durch- 

 messer als 12"'" haben. 



b) Die Absehvorrichtuug und ihre Einstellung soll 

 wo môglich fiirbeide Quecksilberniveaus homogen sein, 

 um persônliche Fehler zu vermeiden. Wo dies, wie 

 bei den Fortin'schenGefassbarometern, nicht angeht, 

 muss die allfallige persônliche Diflerenz der verschie- 

 denen Beobachter besonders bestimmt werden. 



c) Instrumente, bei welchen die Absehvorrichtungen 

 ihrer Construction nach leiclit Verbiegungen und dergl. 

 ausgesctzt sind, sind durcliaus zu verwerfen. Soll zum 

 Zweck der Reinigung aucb eine nur theilweise Zerle- 

 gung des Baroraeters erfolgen, z. B. bei Fortin'schen 

 Barometern zur Erneuerung des Quccksilbers in der 

 Cisterne, so ist eine sorgfâltige Vergleichung mit einem 

 andern Barometer 1. Classe vorher und nacbher ge- 

 boten, um allfallige Verânderungen in der Lagerung 

 der Theile, welche auf das Résultat influiren konnten, 

 zu erkennen und unschadlich zu maclien. 



d) Das attachirte Thermometer muss vor Allem 

 moglichst sicher die mittlere Teraperatur des Queck- 

 silbers in der Rôhre angeben, daher wo moglich mit 

 scinein Gefass an dieser anliegen oder wenigstens nach 

 aussen in gleicher Weise urahiillt sein wie die Baro- 

 meterrôhre selbst. Von Zeit zu Zeit muss der Null- 



