I03 



Bulletin de Tjlcadémîe Impériale 



104 



Nach dem beigegeben Certiticate wareii bezogeu 

 auf das Kew- Standard : 



beim Barometerstand 29",0 29",5 :3'j",0 



die Correctionen — 0",009 — 0",00S — 0",007 mid 



die Correction des Tliermometers att. bei 70"^ F. 



= — 0^1. 



Dièses Instrument habe icli iiu December 1875 

 direct mit Browning Xt 44 bei fallendêra und steigen- 

 dem Barometerstand vergliclien und unter Anbrin- 

 gung der vorstelienden Correctionen imMittel aus 10 

 Vergleicbnngen erbalteu: 



Browning Ax 44 — Kew Standard = — Or"339 . 4. 



welche Zabi eine Unsiclierbeit von rh 0,109""" in sicb 

 scbliesst , da die Traglieit des Marinebarometers gros- 

 sere Abweicbungen der einzelnen Beobacbtungen ver- 

 anlasst, als der Genauigkeit der Einstellung und Ab- 

 lesung entspricbt. — Durcli eino neue Vergleicliung 

 im Januar 1875 von Browning J\''. 44 mit dem Nor- 

 malbarometer batte icli aber gefunden: 



Walirer Stand = Browning jY;; 44 — 0,0G7 '■') . . 5. 



Somit ware auch: 



"Wabrer Stand = Kew Standard — 0,406 . . .6. 



oder, wenn wir wieder nur die Normale betrachten: 



Petersburg Normal — Kew Standard = ~ 0-","'40G 6' 



aus 3' und 6' aber wiirde folgen: 



Kew Standard — Greenwicb Standard = -♦- 0,4G5 7. 



15) Ba dièse Bestinimung in ineiiier erwahnteu Abliaiullung nicbf 

 mehr comparirt, so tlieile icb sie hier in gleichcr Weise ■\vie dort die 

 friihern als Ergiinzung mit, Der Vergleich zeigt, dass seit der Ver- 

 letzung der Elfenbeinspitze von Browning Ki 44 im Miirz 1872 die 

 Correction des letztern sich innerlialb der Beobachtungsfehler con- 

 stant erhalten hat: 



1875 

 18. Januar. 



Vormittags. 



Absoluter Stand 



des corr. Normal- 



barometers. 



mm 

 747,55 

 747,62 

 747,09 

 747,70 

 747,80 



Nachmittags 



748,14 

 748,20 

 748,39 



Correction 



vou Brown. 



M 44. 



mm 



— 0,044 



— 0,044 



— 0,044 



— 0,064 



— 0,104 



— 0,094 



— 0,084 



— 0,054 



Mittel: —0,007 



Abweicliuug 

 vom Mittel. 



mm 

 -+- 0,023 

 -+- 0,023 

 -f- 0,023 

 -j- 0,003 



— 0,037 



— 0,027 



— 0,017 

 -+- 0,013 



±0,021 



Dièse Daten babe ich Herrn Professer Mohn in 

 Christiania unterm 9. Ja^nuar 1876 in Erwiderung 

 auf sein vom 1 1 . December datirtes beziigliches Schrei- 

 ben mitgetheilt, worauf icb von ibm folgende Daten 

 in einem Sclireiben vom 18. Januar 1876 erhielt: Das 

 Noriualbarometer des raeteorol. Instituts in Christiania: 

 Negretti und Zambra jTï 648 (Fortin'sches System, 

 Rohre 10"""weit) war vor seiner Absendung aus Lon- 

 don im llerbst 1866 in Greenwich von Glaisher 

 nach dem Standard-Barometer verificirt worden. 



Daruacb betrug die Correction der Ablesungen an 

 seiner Millimeter-Scale "): 



N. u. Z. J\: 648 — Greenwicli-Standard = — 0"',"'12 8. 



Im Jahre 1875 erhielt Herr Professer Mohn eine 

 Picihe von Barometern, die im Kew-Observatorium 

 verificirt worden waren, und fand durcli Vergleicliung 

 dersclben mit dem Normal in Christiania: 



N. u. Z. J\2 648-Kew Standard = —0TT)lrt0"';"02 9. 



Aus diesen beiden Daten folgt aber: 



Kew-Standard — Greenwicli-Standard = -+-0T49 10. 



also innerlialb der Beobachtungsfehler dieselbe Re- 

 lation, wie wir sie oben in Gleichung 7. gefunden 

 haben. 



Eine directe Vergleicliung der Standard-Barome- 

 ter zn Greenwicb und Kew liegt zur Zcit nicht vor. 



Die Ûbercinstimmung der auf verschiedenen Wegen 

 gewonnenen Daten fiir die Differenz dieser beiden 

 Instrumente scheint mir eine Bestiitigung der auf- 

 fellenden Thatsache zu enthalteu, dass nach 6' zwi- 

 sclien den Angaben der Normalbaroineter in Kew und 

 in Petersburg eine Differenz von Ô'""'4 in runder Zabi 

 bestelit oder dass mit andern Worten das Standard- 

 Barometer in Kew eine absolute Correction 

 von — 0"',"4 besitzen muss. 



Angesichts dieser Sachlage war es mir doppelt in- 

 téressant, bei Gelegenheit meines Eingangs crwàhn- 

 ten Besuches im Kew-Observatorium aus eigener Au- 

 schauung das Standard-Barometer desselben kennen 

 zu lernen. Da ich uberbaupt nur 8 Tage in London 

 bleiben konnte und dièse Zeit fast ganz von den 

 Sitzungen des internat, meteorol. Comités in Anspruch 

 genoramen wurde, so war es mir leider unmoglich, 



16) Sieb auch Norsk. Meteorol. Aarbog for 1867. Kinleitung. 



