9» 



ISiiISetiii de T/IlcadëEnio Impériale 



lOO 



Angaben als bis auf O^'OOl ubcreinstimmond mit clem 

 vorigen (Flintglasrohre) erfunden wurde"). In Betrcff 

 derMogliclikcit, absolute Bestimmuugeii des Luft- 

 drucks zu geben, unterliegt es also dcnscUten Zweifeln 

 wie das Standard-Baroraeter der Iloyal Society. 



tTber das Normal-Barometer des Observa- 

 toriinns in Paris, das von Fortin vei'fertigt ist, 

 eine Rohre von ungefahr 14""° innercm Diircliniesscr 

 besitzt und im Ûbrigen die bekannte Einrichtung der 

 Fortin'sclien Gefâssbarometer hat, liegen keinerlei 

 publicirte Vcrificatioiisdatcn vor. Eine solclie Veriti- 

 cation scbeint aiicb in neuerer Zcit nicbt stattge- 

 fundeu zu habcn, da wenigstens Herr Rykatschew 

 bei seiner bekannten Rundreise zur Vergleichung von 

 Norraalbarometern im Jalire 18GG'°) fand, dass das 

 Thermometcr att. desselbcn selir wahrscheinlicli in 

 Folge des bekannten Hinaufriickens des Nullpunkics 

 mit der Zeit eine Correction von — 0;'8 (entsprechend 

 O^'^IO Barometerstand) besass, welcbe indessen bei 

 den Boobaclitungen nicht bcriicksiclitigt wurdc. In 

 Folge davon sind aile Barometerstande des Pariscr 

 Observatoriums in neuerer Zeit gegeniiber denjenigen 

 in friiherer Zeit, wo die Tberm. -Correction selir walir- 

 scheinlicli Nnll war, um 0"V"10 zu niedrig. Fiir al)- 

 solute Bestimmungcn des Barometerstandes hat also 

 dièses Instrument keine Bedcutung. 



Das Manoraeter-Barometer, welclies Régnault 

 bei seinen beriilimten Untersucliungen iiber die Con- 

 stanten der Dampfmaschincn") vielfach benutzte, er- 

 fiillte in manchen Beziehungen die Anforderungen an 

 cin eigentl. Normalbarometer. Régnault liât das 

 specif. Gewicht des Quecksilbers desselben bestimmt 

 (S. 161), an ciner andern Stelle (S. 491) v^-eist er auf 

 die Untersucliungen der Toricelli'schen Leere nacli 

 Arago's Méthode hin; da seine Rolire einen Durcli- 

 messer von 20""™ batte, so kann die Capillaritilts-Cor- 

 rection selir nahe vcrnachlassigt werden; die Temp.- 

 Bcstimmung liess nicht vicl zu wunschen iibVig; die 



9) Infrofluftion to Greenwifh Magn. and Meteorol. Obsorvations 

 1840 and 41 p. LXXII. An diesom Oitc ist auch eine 'S'crgleichung 

 der Angaben der Crown- und Flintglasrolire des Standard-Barome- 

 ters der R. Society mitgetheilt, wciclic ich vergeblich in Baily's 

 Beschreibung gesucht habe. Die Abweichung betrâgt ungefahr 0,25 

 Millim. 



10) M. Eykatscbew, Comparison of Standard Barometers and 

 Tberraometers at différent Observatorics in Europe. Prnccediugs of 

 tbe Meteorol. Society for Nov. 21, 186G. 



11) 1. c. Kelat. des Expériences etc. p. 130. 



Ablesung endlicli erfolgte mit einem Kathetometer 

 aus einigcr Entfernung. Von eiuer Vérification der 

 Tlioilung des Kathetometers liabe icli indessen Nichts 

 fiuden konnen. Nur auf S. 519 seines Werkes, wo er 

 von einer genauern Art Kathetometer von Gambey 

 spricht, sagt er auch, «dass er mit dem einen Katheto- 

 meter die Theilung des andern von 5 zu 5 Ccntimeter 

 untersucht und auf der ganzen Lange eines Meters 

 keine Differenz gefunden liabe, welche Ygo Millimeter 

 erreichte». Unsern obigen Bcdingungen X 6, 9./; und 

 10 war also jedeiifalls gar nicht oder nur theilweisc 

 gcniigt, und es diirfte wohl liauptsiichlich das versiiumte 

 geringe Heben des Quecksilbers vor jeder Messung, 

 sowie die anfangliclie , grossere Entfernung des Ka- 

 tlietometers vom Baronieter bei ungeniigender Em- 

 pfindliclikeit der Libelle die Genauigkeit der Messun- 

 gen boeintrâchtigt und Régnault zu dem Ausspruche 

 S. 69: «Je ne crains pas d'exagérer en posant en fait, 

 qu'on ne peut pas répondre d'une mesure barométrique 

 à plus de Yk, de millimètre quelque perfectionnés que 

 soient d'ailleurs les appareils de mesure» bewogen 

 habcn. Ich habe gezeigt, dass wenigstens gegenwârtig 

 dieser Ausspruch seine Gtiltigheit verloren hat. 



Im Jalire 1855 wurde fiir das Observatorium in 

 Kew cin neues Standard-Barometcr coustruirt, 

 welclies J. "Welsh in den Philos. Transactions^-) be- 

 schrieben hat. Die Rohre hat einen inuern Durcli- 

 messer von 1,1 Zoll — 27"',"'9, so dass keine Capil- 

 laritats-Correction notliwendig ist. Dieselbe ist niclit 

 durch Aiiskochen, sondern mit Hiilfe einer Luftpumpe 

 nach einer neucn Méthode gefiillt Avorden, nachdem 

 Quecksilbcr und Rohre vorher selir sorgfaltig gereinigt 

 waren. Das specif. Gewicht des Quecksilbers wurde 

 indessen nicht bestimmt, ebenso fand auch keine Untcr- 

 suchung iiber allfilllige Luft im Vacuum statt. Auf 

 das Quecksilberniveau in der Cisterne des Barometers 

 werden bei der Ablesung wie bei Régnault's Mano- 

 lucter- Barometcr von oben lier die Spitzo oiiier 

 Schraube und ausserdem nocli die Schneide einer 

 zweitcn eingestellt und sodaun vermittelst eines Ka- 

 thetometers aus 5 Fuss = r,"5 Distaiiz die Entfer- 

 nungen von Marken am ilussern Ende dieser Stahl- 

 sclirauben von der Quccksilberkuppe im Barometer- 



12) Account of the Construction of a Standard Baronieter etc.at 

 tbe Kew Observatory. By John Welsb. Communicated by Gassiot. 

 Philos. Transactions for 185G p. 507. 



