97 



des Sciences de Saiiitf-Pélersboiirg. 



9S 



Baily verglicli genau die Distauz des Tlieil- 

 striches: 30 Zoll der Messing-Scale des Baro- 

 meters von der Achatspitze an ilirem unteren 

 Ende (die jeweilen auf das Quecksilberniveau im Ge- 

 fàss mit Hiilfe eiuer Lupe eingestellt wiirdc) mit dem 

 Norraaimaass der «Royal Astronomical Socie- 

 ty». Die Genauigkeits-Grenze der Vergleichung resp. 

 der Lage des Striches 30 ist indessen niclit augegeben, 

 ebenso niclit, ob eine Veriiication der wcitern Tlieil- 

 striclic der Scale erfolgt sei oder nicht. 



Das specifische Gewiclit des verwendeteu 

 Quecksilbers liess er durch Dr. Prout bestimmen, 

 der es bei 62° F. uud 30 Zoll Barometerstand gleicli 

 13,581 fand. Dièse Augabe ist etwas unbestimmt; 

 soll sie bedeuteii, dass die Volumseinlieit des verwen- 

 deteu Quecksilbers bei 62" F. = 16;67 C. in Luft 

 von gleiclier Temperatur und einem Druck von 30 

 Zoll = 762""" abgewogeu 13,581 Maie schwerer als 

 ein gleiches Volumen destillirtes "Wasser bei derselben 

 Temperatur von 62"^ F. = 16;67 C. gewesen sei, so 

 wiirde zunachst von vorstehénder Zalil zur Réduction 

 der Wàgung auf den leeren Raum die Grosse : 



12,581 



'"< 



abzuzielien sein , wo l^ ^ das specifische Gewiclit der 

 Luft bei der Temp. t = 16?67 und dem Barometer- 

 stand h. = 762"" bezogen auf Wasser im Max. seiner 

 Dichtigkeit und w^ das specifische Gewicht des Wassers 

 bei t =: 16';'67 ebenfalls bezogen auf dasjenige im Max. 

 seiner Diclitigkeit darstellen. Fiihren wir die entspre- 

 cheuden Zahlenwerthe oben ein, indem wir annehraen, 

 dass die Luft im Beobachtungslocal zu -/g mit Was- 

 serdampf gesilttigt war, so wird im leeren Raum die 

 Verhâltnisszahl der Quecksilber- und Wasserdichtig- 

 keitbei 16?67 C. 



13,581 — 0,0157 = 13,5653 



und hieraus folgt dann ftir das specifische Gewicht 

 des Quecksilbers bei 0° bezogen auf "Wasser im 

 Max. seiner Dichtigkeit die Grosse: 



13,5884^), 



8) Hiebei babe icL fiir die Relation der Dichtigkeit des Wassers 

 bei verschiedenen Temperaturen die in meinetn oberwahnten Be- 

 richt liber die Reform der Scbweizerischeu Urmaasse S. 154 mit- 

 getheilte Miller'sche Tafel benutzt. 

 Tome XXIII. 



welche um 0,0075 geringer ist als der von Régnault 

 bestimmte Werth, oder also, wenn wir diesen als rich- 

 tig annehmen, im Barometerstand einen absoluten 

 Fchler von 0,4""" (zu lioch) bedingen wiirde. 



Die Capillaritilts-Correction hat Baily nach 

 der Formel von Laplace fiir die Flintgiasrôhre von 

 0,594 Zoll = 1 5T09innern Durchmesser zu -h0;'0048 

 und fiir die Crownglasrohre von 0,658 Zoll = 1 6,71'""" 

 Durchmesser zu -+-0"0033 berechnct, mit Riicksicht 

 aber auf die Vermindcrung der Dépression bei ausge- 

 kochten Rôhren in Wirklichkeit bloss zu -+- 0"004 = 

 0,10""" fiir die erstere und zu -+- 0"00o = 0,08'""' fiir 

 die zweite angenommen und dièse Wertlie als constante 

 Corrcctionen angebracht. Selbst bei der letztern Rôhre 

 betrâgt aber die Variabilitat der Capillaritatscorrec- 

 tion noch mindcstens rt 0,02'""". 



Wir sehen hieraus, dass aile drei Verificationen resp. 

 Correctionen Baily's dem gegenwjirtigeu Staudpunkte 

 der Wissenschaft nicht Geniige leisten. Ausserdem 

 muss noch l)emerkt werden, dass die Temperatur 

 von Quecksilber und Scale vermittelst eines in das 

 Quecksilber der Cisterne eintauchenden Tliermome- 

 ters bestimmt wurde, was die raittlere Temperatur der 

 Quecksilbersaule leicht um 0°1 — 0,'2 zu niedrig an- 

 gibt, wie ich S. 6 und 7 meiner erwahnten Abhand- 

 luug des Nahern gezeigt habe. Endlicli erhellt aus 

 der Beschreibung Baily's nicht, ob und bis zu wel- 

 cher Genauigkcitsgrenze er sich davon liberzeugte, 

 dass der Xullpunkt des Nonius mit dem untern Rande 

 der iiber die Rohren hingehenden Visirstiicke in die- 

 sclbc Horizontale fiel. 



Fassen wir Ailes zusammen, so kommen wir zu dem 

 Schlusse, dass das Standard- Barometcr der Ro- 

 yal Society in London insoweit, als dariiber publi- 

 cirte Mittheilungen vorlicgeu, unter den oben aufge- 

 stellten Bedinguugen «Aï: 8.«, 9.& uud 10 nicht erftille 

 und dass iiber die Genauigkeit , mit der es JV» 1 , 4 , 6 

 und 9. à entspreche, noch gerechte Zweifel bestehen 

 konnen. 



Das àhulich construirte, ebenfalls von Newmann 

 (um 1840) verfertigte Standard-Barometer des 

 Observatoriums in Greenwich, das eine Rôhre 

 von 0,565 Zoll = 14T3 innerem Durclimesser hat 

 und als Vergleichs- und Ausgaugspuukt fiir die Correc- 

 tion einer sehr grossen Zabi anderer Barometer gedient 

 liât, basirt seine Autoritàt nur darauf, dass es in seinen 



