93 



des Sciences de Saint- Pétersbourfr. 



94 



Normalbaroraeter diirfen daher, wenn es Gefassbaro- 

 meter sind, niclit wohl eiigev als 24""° sein, das- 

 selbe gilt auch fur Heberbarometer, vvenu wir beriick- 

 sichtigen, dass zwar bei ihnen in beiden Schenkeln 

 die absolute Dépression sich nahe aufhebt, dagegen 

 die Variabilitiit mit ihrem doppelten Betrag sich gel- 

 tend maclien kann. 



b) Selbst bei so weiten Rohren bleiben aber immer 

 am Rande variable Oberflachengestaltungen des Queck- 

 silbers durcli die sogeu. capillaren Krafte ûbrig, welche 

 Fehlerqucllen in der Ablesuug bedingen, die bedeu- 

 tend 0,01'"'" libersteigen. Meinen Erfahrungen zu- 

 folge kann dièse Genauigkeit nur dadurch erzielt wer- 

 den, dass raan in beiden Schenkeln des Baro- 

 meters jeweilen vor der Beobachtung das 

 Quecksilber etwas ansteigeu lâsst, uni nor- 

 male Oberflilchen desselben herzustellen. 



10. Ëinfluss der Ablesungsuiethode. 



Die genauc Mcssung der geliobeuen Quecksilber- 

 Sàule im Barometer ist deshalb eiue besonders schwie- 

 rige, weil dieselbe gewissermaassen ein Endraaass mit 

 unzuganglichen Enden darstellt, \vo also die abzumes- 

 sende Lange nur mit optischen Hiilfsmitteln fixirt und 

 dann mit deiii Strichmaass, der Scale des Barometers, 

 verglichen werden kann. 



a) Die bloss optische Fixirung des zu messenden 

 Gegenstandes gibt zuniichst zu personlichen Fehlern 

 Veranlassung, welche nur dadurch in ihrcm Einfluss 

 auf das Mcssungsresultat geniigend eliminirt werden 

 kônncn, dass man die Art der Fixirung resp. Able- 

 sung an beiden Enden ganz gleichartig macht. Dies 

 ist aber nur beim Heberbarometer streng zu erfiillen 

 und es erscheint daher geboten, fiir Normalbarometer 



* das Princip des Heberbarometers zu adoptiren. Ge- 

 fassbarometcr mit Ablesung resp. Einstellung des 

 Quecksilberniveaus im Gefiiss nach dem Princip von 

 Fortin — Contact mit einer Spitze — sind jedenfalls 

 fiir absolute Bestimmungen nicht anwendbar. 



b) Blosse Visir-Vorrichtungen, wie die unteren 

 Rânder von die Barometerrôhre umschliessenden Rin- 

 gen oder vor und hiuter dem Barometerrohr ausge- 

 spannte Faden, Striche auf Biigelu und dergl., ohne 

 optische Vergrôsserung sind zur optischen Fixirung 

 der Quecksilberniveaus in weiten Rohren und nament- 

 lich auch zur absolut sichern Vergleichung resp. Uber- 



tragung auf den getheilten ]\Iaasstab fiir die verlangte 

 Genauigkeit nicht geniigend. 



c) Die Benutzung des Kathetometcrs mit Ferurolir 

 zur Fixirung und Messung des Vertikalabstandes der 

 Quecksilberniveaus ist jedenfalls dem vorigen Ver- 

 fahren vorzuziehen , eiheischt aber zur Erzielung der 

 wijnschenswerthen Genauigkeit sehr grosse Vorsicht. 

 Befindet sich z. B. dabei das Kathetometer in einer 

 Entfernung von r,"5 vom Barometerrohr, so bat schon 

 eine Abweichung der Fernrohraxe von der Horizon- 

 talitiitum ]"5 einen Fchler von O'TOl im Barometer- 

 stand zur Folge. Nach der Verschiebung des Fern- 

 rohrs vom obern zum untern Quecksilbcrniveau muss 

 daher im Allgemeinen stets eiue neue Nivelliruug der 

 Fernrohraxe stattlinden, welche zeitraubend ist und 

 damit bei der Variabilitat des Barometerstandes neue 

 Fehlerquellen verursacht. Die Nahe des Beobachters 

 an dem Maasstab (Theilung an der Saule des Katheto- 

 metcrs) kann durch Strahlung (auch wohl Anfassen 

 bei der Verschiebung des Fernrohrs) seine Tempera- 

 tur leicht um mehr als die oben bestimmte Grenze 

 von ± 0?7 unsicher machen. 



(/) Die sicherste Méthode zur Messung der Bai'O- 

 meterholie l)esteht darin, den Maassstab fur sich nebcu 

 dem Barometerrohr zu befestigen und zwei an einer 

 Saule zu verschiebende und nivellirbare Mikrometer- 

 Mikroskope, die mit dieser um eine vertikale Axe dreh- 

 bar sind, zuerst mit ihren fixen Faden auf die beiden 

 Quecksilberniveaus (îinzustellen, darauf durch eine Dre- 

 hung um jene Axe auf die Maasstabtheilung zu ricli- 

 tcn und mit den Filarmikrometern den Ahstand der 

 fixen Faden von den niichsten Thcilstrichen zu raessen. 

 Dièse Art der Messung setzt bloss voraus, dass die 

 Mikroskope wirklich um eine vertikale Axe gedreht wer- 

 den, angenahert selbst horizontal seien und nur wâhrend 

 der kurzen Zeit in unveriinderter relativer Lage ver- 

 bleiben, die nothwendig ist, uni sie zum Maasstab 

 lieruberzudrelien und die Filarmikrometer auf seine 

 Theilstriche einzustellen. 



c) Dièse letztere Ablesungsmethode erlaubt auch 

 unmittelbar, die von mir angegebeiie o))tis('he Mé- 

 thode zur Vergleicliung von Strich- und End- 

 maassen zu benutzen, um sich zu iiberzeugeu, dass 

 die angewandte Beleuchtungsmetliode der Quecksilber- 

 oberfliichen richtige Bilder fiir die Einstellung der 

 Mikrometerfaden liefere. Zu dem Ende wird dem 



