991 



Bulletin de l'Académie Impériale 



902 



Glasplatte mit Zeit iind Ort genau genug anzugeben 

 iind somit dièse in maucher Hinsiclit bequemere und 

 sicherere Beobachtungsweise beizubehalten. Fur den 

 Anfang aber schien es mir um so mehr geboten, durcli 

 eine directe Vergleichuug mit dein Sonnenlicht allein 

 die zweite, in nocli unbekannter Weise variable Er- 

 leuchtungsquelle fiir die matte Glasplatte, nâmlich ei- 

 nengewisseu zur Sonne concentrischonHimmelsbezirk, 

 zu umgehen, als die Zuriickfiilirung der Vergleichung 

 mit der erleucliteten Glasplatte auf absolute Griisseu, 

 wie ich sub 7 der ersten Mittheilung erwalmt liabe, 

 noch besondere , nicht in kurzer Zeit zu absolvirende 

 Untersuchungen tiber die Gesetze der Diffusion ver- 

 langte. 



Das in der vorigen Abhandlung bescliriebene U rano- 

 photometer bedurfte nur gcringcr Ânderuugen, um 

 auch zur Losung der vorliegenden Aufgabe benutzt 

 werden zu kônnen. 



Wenn man nâmlich das Instrument iu der beschrie- 

 benen Weise orientirt hat, um die Ijicht-Intensitat ir- 

 gend einer Himmelsstello zu bestimmen, und dann die 

 matte Glasplatte «•, auf welclie dabei die Sonnenstrah- 

 len senkrecht einfallen, entfernt, so sieht man das 

 durcb ■ das Polariscopfernrobr vergrôsserte Bild der 

 Sonnenscheibe auf die fragliche Himinelsstelle liell 

 projicirt und, wenn vorher die Neutralisation der lu- 

 terferenzfarben erzielt worden war, nunmehr dieselben 

 deutlicli wieder hervortreten und zwar auf der Sonnen- 

 scheibe complementâr zum Himmelshintergi'und. Das 

 Stiick der Farbfransen , welches auf den der Sonnen- 

 scheibe cntsprechenden Theil des Gesichtsfeldes fâllt, 

 wird nun allerdings bei Vergrosserung des Winkels «i 

 der Polarisationsebene des Polarisators p mit der 

 Einfallsebene der Glassâule nach und nach durcli Ab- 

 schwâchung des Sonnenlichtsblasserundblasser, allein 

 wegen der bcdeutenden Intensitàt des lotztern gegen- 

 iiber derjenigcn des diftussen Himmelslichts rauss a, 

 so nahe gleich 90° werden, bis die Gleichheit der In- 

 tensitàten und darait das Verschwinden der Fabfran- 

 sen erfolgt , dass eine sichere Einstellung auf den 

 Neutralisationspunkt niclit mehr erfolgen kann. Das 

 aber erkannte ich aus einem solchen ersten Versuche, 

 dass das Bild der Sonnenscheibe fur dasErkennen der 

 Neutralisation gross genug sei und es somit bloss noch 

 weiterer messbarer SchwJlchungen des direct einfal- 



lenden Sonnenlichtes zur Losung der Aufgabe be- 

 diirfe. 



Zu dem Ende liess ich, nachdem die Rohre s mit ih- 

 reniHalter etwas abgeriickt worden war, vor dem Polari- 

 sator p noch einen entsprechenden dritten Polarisator 

 p" anbringen, der in einer iiber die Rohre o geschobenen 

 Messinghtilse sass und sich mit dieser um o als Axe 

 drehen liess. Die Grosse dieser Drehuug und damit 

 die Stellung iiberhaupt des neuen Polarisators ist ver- 

 mittelst eines an der Hiilse sitzenden Index zu bestim- 

 men, der auf die Kreistheilung L hinweist. Es zeigte 

 sich indessen bald, dass auch dieser Polarisator noch 

 keine fiir die Messung geniigeude Schwachung des 

 Sonnenlichts ge])e und entweder noch ein 4ter Polari- 

 sator oder ein anderes Schwàchungsmittel auf dem 

 Wege a s u tv eingeschaltet werden miisse. Obschon 

 das erstere als das beste Verfahren bezeichnet werden 

 muss, so wandte ich es doch, um den Apparat nicht 

 zu complicirt und scliwerfallig werden zu lassen, nicht 

 an, sondern begniigte micli vor der Hand damit, an 

 die Stelle der Glasplatte w ein stark absorbirendes 

 Rauchglas (smoking glas) vorzusetzen. Herr Opti- 

 kus Richter dahier hat mir freuudlichst gestattet, un- 

 ter einer grossen Zabi solcher Glaser diejenigen. fiir 

 meinen Gebrach auszuwâhlen, welche am meisten eine 

 rein graue Farbung d. h. weder einen Stich in's 

 Gclbc noch Blaue zeigten. Imraerhin bleibt es zweifel- 

 haft und muss jedenfalls durch eine besondere Unter- 

 suchung noch bestimmt werden, ob und inwicfcrn dièse 

 Glaser wirklich aile Farben des Spectrums in gleicher 

 Weise schwachen; deshalb wfire die Schwachung durch 

 Polarisatoren vorzuziehen. 



Heissen wir den Schwàchungscocfticicnt des vorge- 

 setzten Rauchglascs fiir durchgehendcs Liclit: /.:^, li^i> 

 denjenigen der neuen Polarisators p" und 7 den 

 Wiukel zwischen dem Hauptschnitt des letztcrn und 

 dem von p\ so wird jctzt die Ncutralisationsgleichung 

 23 dci' ersten Abhandlung: 



T- = c.(\ —S^. cos 2|3) k^n .7.:, . cos-a, . cos-y . J,3. 25, 



wo die Constante c; den ii-iiliiMi) Zahlen-Werth: 



c = 0, 1S72 

 hat, -/„ jctzt die Intensitàt des directen Sonnenlichts 



